48 
SUR LES CORRECTIONS 
dans laquelle 
x 
- — = 0,028 8958 
sin / 
po 
Log — = 9,175 0711 
sin / 
Log — = 9,881 7425. 
sm / 
Les logarithmes de dp 0 et dp' se tirent à vue de la table (III); il suffit 
de les ajouter aux logarithmes constants de et de-^-, de cher- 
SI H t S 1 0 /■ 
cher les deux nombres correspondants , et l'on obtient la quantité 
entre parenthèses : il ne s'agit plus que de multiplier celle-ci par le 
nombre connu D" pour avoir la valeur de a. 
Lorsque l'on aura ainsi calculé, en quelques traits de plume, la 
déviation pour la latitude A de Bruxelles, rien ne sera plus simple que 
de l'obtenir pour une autre latitude V : en effet , en nommant a' cette 
nouvelle quantité , on aurait : 
. , sin p° sin p' 
a' sin V = D • — " *— 
sin (p° -+• p') 
d'où 
a sin V sin l 
ou a = a 
a' sin / sin V 
Ainsi pour trouver sous une latitude quelconque la déviation azi- 
mutale de la lunette méridienne, on commencera par la calculer, au 
moyen des constantes que je viens de donner, pour la latitude de 
Bruxelles, et l'on multipliera ensuite le résultat obtenu, par le fac- 
. sin l cos A 
teur ^—^ ou 
sin l cos A' 
La table (Y) renferme les logarithmes de ce facteur, calculés de 
10 en 10 minutes pour les latitudes comprises entre 35° et 63°. 
Déviation azimutale par les doubles passages de la polaire. 
Lorsque l'on croit pouvoir répondre de l'uniformité de la marche 
de la pendule pendant 12 ou 24 heures, il est très-commode de rem- 
