10 
SUR UN APPAREIL DE THÏLORIER MODIFIÉ , etc. 
servant à la fois à la maintenir et à permettre sans fuite la trans- 
mission du gaz (fig. 7 ). 
Bouchons. — Les robinets communiquent avec l'intérieur des 
cylindres par l'intermédiaire de bouchons de fer percés. Le bouchon 
du récipient (A fig. 5 ) diffère de celui du générateur (A fig. 4 ), en 
ce qu'il se termine par un tube de cuivre qui plonge jusqu'au fond 
du vase. 
L'on réunit le générateur au récipient par un tube en cuivre courbé 
en forme d'oméga, Q. Toutes les jointures, tant celles des robinets 
que celles des bouchons , sont effectuées à l'aide de plomb fortement 
serré dans des encastrures convenablement disposées. 
Mode d'opérer. — Comme nous avons conservé de l'appareil de 
Thilorier la forme et la capacité , il est naturel que la marche du 
service soit restée la même. Ainsi , pour opérer une charge , l'on 
introduit dans le générateur 1800 grammes de bicarbonate sodique, 
4,30 litres d'eau de 35 à 40 degrés , et un cylindre en cuivre [fig. 8) 
contenant 990 grammes d'acide sulfurique à 66°. Le robinet étant 
fermé, on fait écouler l'acide en balançant le générateur sur ses 
points d'appui , et au bout d'une dizaine de minutes la réaction 
est terminée. L'on établit alors la communication avec le récipient 
pour y faire passer, par distillation, le liquide formé. 
Sept charges suffisent pour obtenir une quantité d'acide liquide en 
rapport avec la capacité du récipient. En dépassant ce nombre on 
risquerait de produire une quantité d'acide telle que , par un chan- 
gement accidentel de température , son volume pourrait devenir 
plus grand que la capacité du vase , et alors il exercerait sur les 
parois de celui-ci une pression irrésistible \ 
' La grande compressibilité de l'acide carbonique liquide permet de croire que , même dans 
ce cas , il n'y aurait de danger réel que lorsque la température s'élèverait très-haut. Cependant la 
prudence exige de ne pas multiplier les charges au delà du chiffre indiqué. 
