SUR UN APPAREIL DE TIIILORIER MODIFIÉ , etc. 
Pression dans le générateur pendant la charge. — Il est de la 
plus haute importance , pour la construction de l'appareil , de con- 
naître les pressions exercées pendant le travail. M. B. Valerius avance 
que, pour la liquéfaction de l'acide carbonique , le vase doit pouvoir 
résister à une pression d'au moins 60 atmosphères, et que les généra- 
teurs en fonte de M. Thilorier remplissaient cette condition \ 
Nous ignorons où cette assertion a été puisée, mais comme le 
chiffre indiqué pour la pression nous a paru beaucoup trop faible, 
nous avons voulu le déterminer par expérience. 
Pour y parvenir nous avons mis le générateur chargé en commu- 
nication avec le manomètre que nous décrirons dans le chapitre sui- 
vant. 
Dans les diverses épreuves que nous avons faites, la pression a varié 
entre les limites de 80 à 90 atmosphères. Cette pression suppose dans 
le générateur une température d'au delà de 40°, et l'on conçoit que la 
chaleur ne peut guère être moindre, lorsqu'on considère que l'on 
emploie, pour dissoudre le carbonate sodique, de l'eau de 35 à 40°, et 
qu'à cette température il faut ajouter celle qui se développe pendant 
le travail par les réactions chimiques. 
Quoique la pression dans le récipient, dont la température ne s'élève 
pas au-dessus de celle de l'atmosphère, soit beaucoup moindre pen- 
dant le travail que celle qui se développe dans le générateur, nous 
avons pourtant donné aux deux vases la même résistance, parce qu'il 
est souvent utile de pouvoir, sans danger, élever la température de 
l'acide dans le récipient. 
Calcul de la résistance du générateur et du récipient. 
Le générateur et le récipient modifiés sont capables de supporter 
environ 1200 atmosphères, abstraction faite de la résistance du plomb 
et de l'enveloppe de cuivre. 
1 Truite de Chimie par Berzelius , édition de Bruxelles, 1838, vol. I , pag. 214. 
