SUR UN APPAREIL DE THILORIER MODIFIÉ etc. 
de 0,25, ce qui donne pour le coefficient de dilatation 0,0107. Ce 
nombre, quoiqu'inférieur à celui qui a été trouvé par M. Thilorier, 
est encore le triple du coefficient de dilatation des gaz. 
La valeur du coefficient de dilatation de l'acide liquide diminue avec 
l'abaissement de la température. Car, si l'on détermine ce coefficient 
d'après les variations de densité que le liquide éprouve de — 20° à 0°, 
l'on obtient 0,004, et ce nombre ne diffère plus que très-peu de 
celui des gaz. M. Mitchell, frappé de cet accroissement considérable 
dans la loi de dilatation de ce liquide, se demande si l'eau , à de bautes 
températures, ou à des pressions très-élevées, n'acquerrait point éga- 
lement le pouvoir de se dilater beaucoup plus qu'à des températures 
moins élevées, pour une même quantité de chaleur, et s'il n'y aurait pas 
là une cause capable de produire l'explosion des machines à vapeur? 
La différence notable qui existe entre les résultats de M. Thilorier 
et ceux de Mitchell nous a portés à déterminer de nouveau la densité 
de l'acide carbonique liquide à diverses températures. Nous ne sachons 
pas que le premier de ces auteurs ait fait connaître le procédé qu'il a 
suivi. Le second a pesé un tube ou plutôt une boule de verre contenant 
un volume connu d'acide, et il a obtenu le poids de celui-ci en re- 
tranchant du poids total celui du tube vide, ainsi que celui du gaz 
qui se trouvait au-dessus de la surface de l'acide liquéfié. Ce procédé, 
qui n'est au reste que celui qui est généralement suivi en pareil cas, 
nous a paru présenter, pour l'acide carbonique, des difficultés d'exé- 
cution très-grandes, et qui pourraient fort bien être la cause de la dif- 
férence que nous venons de signaler, si toutefois M. Thilorier a eu 
recours à la même méthode. 
Nous sommes parvenus à des résultats plus sûrs et d'une manière 
facile par le moyen suivant. 
Nous avons préparé divers petits tubes de verre, fermés aux deux 
bouts, et disposés de manière à ce que, plongés dans un liquide, ils 
s'y tinssent dans une position verticale à l'instar des aréomètres. Ces 
tubes de même volume différaient par leur poids. Ils étaient en équi- 
libre : 
Tom. XVIII. 
