22 
SUR UN APPAREIL DE THILORÏER MODIFIÉ, etc. 
A — 10 c. est de 27,50 atmosphères. 
A — 0 » 5G » 
A -+- 6,5 » 42 » 
A * 10 » 46 » 
A -f- 15,5 » 52 » 
A -i- 19 » 57 » 
A -t- 23,5 » 63 » 
A -v- 27 » 68 » 
A 30,75 » 74 » 
A 54,50 o 80 » 
M. Thilorier a fait remarquer que l'augmentation de la pression 
est d'une atmosphère par degré centigrade de température. Cette as- 
sertion, basée sur les nombres que nous avons rapportés plus haut, 
résulte également de nos expériences. En effet, de — 20° à -f- 30°,75 , 
c'est-à-dire pour une différence de 50°,75 dans la température, la 
différence dans les pressions est de 50,35 atmosphères. Cependant, 
nous ne pouvons nous empêcher de faire observer que ce résultat n'est 
vrai que dans certaines limites, parce que la force élastique croit 
dans un rapport plus grand que la température. De — 20° à 0° l'aug- 
mentation de la tension est de 0,61 par degré; de 0° à + 19 elle est 
de 1,1 et de + 19 à + 35 , elle s'élève à une atmosphère et demie par 
degré. 
Nous avons tâché de représenter par une construction graphique 
la marche que suit la pression. La courbe se rapproche de la logarith- 
mique (fig. ll bis ). A l'époque où nous avons fait nos expériences , 
nous ne connaissions que le mémoire de M. Thilorier, et comme la 
manière dont il s'y est pris pour déterminer la pression n'y est pas 
décrite, nous avons dû imaginer nous-mêmes un moyen pour y par- 
venir. Nous avons adapté au récipient de la machine ou de l'appareil 
de Thilorier modifié un manomètre construit de manière à donner 
des indications très-visibles depuis 20 jusqu'à 100, et même jusqu'à 
160 atmosphères. 
Ce manomètre consiste en un tube de verre AT (fig. 12) d'environ 
0 m ,80 de longueur , et fermé à l'une de ses extrémités. A l'autre extré- 
