'J ' ' 
Ueber die Aenderungen, 
welche der 
Stundenwinkel eines Sternes 
in einem gegebenen Verticale 
durch die Fehler des Instrumentes erleidet. 
Von 
Dr. Marian Koller, 
Ehrenmitglied des Vereines. 
Im ersten Bande der „Verhandlungen des naturforschenden Ver- 
eines in Brünn“ habe ich die Gleichung, welche zwischen dem Stundenwin- 
kel (T) eines Sternes in einem gegebenen Verticale und dem am Mittelfaden 
unter dem Einflüsse der Fehler des Passage-Instrumentes beobachteten Stun- 
denwinkel (t) stattfindet, direct entwickelt und daraus T bestimmt. 
Diese Methode empfiehlt sich zwar durch ihre Allgemeinheit, gewährt 
jedoch keine nähere Einsicht in die Art und Weise des Einflusses jedes ein- 
zelnen Fehlers auf die zu bestimmende Grösse. 
In dieser Beziehung dürfte der folgende indirecte Weg als Ergänzung 
dienen. 
§. 1 . 
Es sei (Fig. I) : 
NPS der Meridian, 
P der Weltpol, 
NA S der Horizont, 
Z das Zenith, 
ZA ein Verticalkreis, dessen westliches Azimuth 
AZS = (o. 
