246 
OVKR HET METEN VAN IIOOGE TEMPERATUREN. 
in de figuur 90° gedraaid is voorgesteld. Men ziet het beeld der 
lichtende opening door een rood glas G en een oculair Lg. Aanvan- 
kelijk teekent de kooldraad zich zwart af op dat beeld. Wordt echter 
de draad door den stroom gloeiend gemaakt en krygt hij dezelfde 
sterkte zijner roode stralen als de te meten oppervlakte, dan ziet 
men den kooldraad in het middengedeelte niet meer, terwijl de door 
geleiding afgekoelde uiteinden zich nog donker afteekenen. Deze pho- 
tometrische inrichting is zeer gevoelig. 
Om de stroomsterkte der gloeilamp geregeld te kunnen veranderen, 
is in den stroom een voor regeling vatbare weerstand aangebracht. 
Bij de door Siemens en halske vervaardigde instrumenten is deze 
weerstand vast verbonden met den voet van den verrekijker. 
p Om den photometer 
ook nog voor donkere 
I P'"'! 7 roodgloeihitte te kun- 
nen toepassen, moet 
men licht van groote 
golflengte, dus rood glas 
(koperoxyduleglas) ge- 
bruiken. Voor andere 
doeleinden, n.1. als 
men het emissiever- 
Fig. 3. mogen van bepaalde 
stralensoorten wil leeren kennen, kan ook nog een groen en een 
blauw glas gebruikt worden. De gemiddelde golflengten der stralen, 
die door deze glazen gaan, zyn : 
rood 0.643 micron, 
groen 0.550 » 
blauw 0.474 » 
De dikte van het koperoxyduleglas is 2 mM. Bij 1200o verdubbelt 
men de dikte om de groote lichtsterkte, door nog een tweede glaasje 
voor het oculair te plaatsen, terwijl beneden 800o heel geen gekleurd 
glas gebruikt wordt. In het gebied van de lagere temperaturen zijn 
de lichtbronnen homogeen genoeg, dan verzwakt het roode glas de 
gevoeligheid van de instelling. Men kan dan naar beneden tot 650® 
meten. Wanneer de te meten lichtsterkte die der gloeilamp overtreft, 
dan wordt eene lichtverzwakking voor het objectief aangebracht door 
twee of ook wel drie terugkaatsende prisma’s P. 
Om de schaal verdeeling te verkrygen, wordt de straling van de 
