2 
WETEKSCM APPEL! JK BIJBLAD. 
van onzen dampkring bereiken , door den weerstand van dezen hunne kosmische 
snelheid verliezen , waarna zij ontploffen en tot een vast lichaam worden samen- 
gedrukt. ( Jahrb . d. K. K. geol. Reichsanstalt . 1885 p. 151). hg. 
NATUURKUNDE. 
Wisselstroomen voor het meten van den elektrischen geleidingsweerstand 
in elektrolyten. — Men weet dat die meting zeer bemoeilijkt wordt door de 
polarisatie. Om deze op te heffen hebben een aantal waarnemers gebruik gemaakt 
van wisselstroomen , zoo als zij door magnetoëlektrische werktuigen worden opge- 
leverd , met een elektrodynamometer of een telefoon in de stroombaan. Door deze 
afwisseling zeer snel te doen geschieden en de oppervlakte der elektroden zeer groot 
te maken , is het vooral aan kohlrattsch gelukt den storenden invloed der polarisatie 
zoozeer té verkleinen , dat hij verwaarloosd kon worden. 
Bij hunne metingen van dien zelfden weerstand in bijzondere gevallen , waarover 
wij vroeger in dit Bijblad hebben bericht, (men zie o. a. in den vorigen jaargang bl. 67) 
hebben bouty en ook eoussereau van eene geheel andere methode: die van den 
elektrometer , gebruik gemaakt. Thans hebben zij gezamenlijk (Journal de physique 
(2) IV , p. 419) de methode der wisselstroomen zorgvuldig onderzocht en gevonden 
dat bij de toepassing daarvan op de gewoonlijk en ook door kohlrausch gevolgde 
wijze er een andere stoornis zich voordoet, waaraan vroeger in het geheel niet is 
gedacht. Zij plaatsten geheel bekende en vooraf zeer nauwkeurig bepaalde weder- 
standen in elk der vier armen van een brug van wheatstone en een telefoon in 
de eigenlijke bruggeleiding. Twee wederstanden toonden zich nu , door wisselstroomen 
onderzocht , gelijk , die in werkelijkheid 7 tot 20 pet. van elkaar verschilden. Het 
verschil nam toe met de grootte der gebruikte wederstanden. Dit, meenen zij, en 
hunne verdere proefnemingen spreken luide daarvoor, wordt teweeggebracht door 
de zelfinduclie in de, als gewoonlijk, spiraalvormig opgewonden metaaldraden der ge- 
bezigde weeratands-etalons. Zij houden dus de methode der wisselstroomen voor alleen 
dan vertrouwbaar, wanneer in de stroombaan geen andere dan rechtlijnig uitge- 
spannen metaaldraden worden gebezigd en de te bepalen wederstanden niet buiten- 
gewoon groot zijn. LN. 
Gewijzigde inrichting van den condensatie-hygrometer. — Bourbouze be- 
schrijft die in het Journal de physique (2) IV, p. 425. De voornaamstè wijziging 
bestaat wel daarin, dat men den aanslag niet, zoo als bij den oudsten van daniel 
en al de volgenden, door teruggekaatst, maar door doorgelaten licht waarneemt, 
waar zijn ontstaan dan wordt bemerkt door de bekende interferentiekringen van 
gekleurd licht rondom een lichtbron van kleine afmeting. Wij meenen hier met de 
yermelding van dit verschil te kunnen volstaan, onder verwijzing naar de boven 
