168 
PETROLEUM IN VERBAND MET ONTPLOFBARE STOFFEN. 
de meer of mindere gevaarlijkheid der olie verkregen te hebben. Dit 
beginsel is onjuist gebleken te zijn. Van de toestellen , waarmede 
onmiddellijk de ontvlammingstemperatuur van het mengsel van lucht 
en damp bepaald wordt, geven die met open oliebouders zeer wissel- 
vallige uitkomsten. Onder de toestellen met gesloten oliehouders zijn 
er , die zeer standvastig en regelmatig werken. Elke toestel leert 
ons echter slechts de temperatuur kennen , waarbij de olie onder 
bepaalde omstandigheden een ontvlambaar mengsel van lucht en damp 
laat ontstaan. Die omstandigheden zijn bij eiken toestel verschillend. 
Bij de beste zijn zij standvastig , d. i. bij elke proef dezelfde ; bij 
de minder geschikte is dit zelfs niet het geval. De hoeveelheid 
olie , voor de proef gebruikt , de vorm der oliehouders , de wijze van 
ontsteking der dampen , deze en soortgelijke omstandigheden zijn 
van grooten invloed op de temperatuur , waarbij een ontvlambaar 
mengsel verkregen wordt. De opgave van de ontvlg-mmingstempera- 
tuur zonder meer , beteekent dus niet veel. De toestel , waarmede 
de uitkomst verkregen werd, moet er nauwkeurig bij beschreven 
worden. Eerst dan kan men bepalen welke graad van veiligheid 
aan de olie toekomt. In de Engelsche Petroleum Act wordt dan ook 
de toestel , die voor het onderzoek moet gebruikt worden , voorge- 
schreven (die van abel) en tot in de kleinste bijzonderheden met de 
wijze van proefnemen beschreven. Ook de Duitsche wet heeft dat 
voorbeeld gevolgd. 
Om het boven gezegde te staven geven wij eenige cijfers, ontleend 
aan het vergelijkend onderzoek van een groot aantal der genoemde 
toestellen , dat voor eenige jaren door engler en haass werd ver- 
richt. 1 Alle proeven werden met drie petroleumsoorten genomen , 
die de schrijvers A , B en C noemen. De onderstaande cijfers geven 
in Celsiusgraden de temperaturen aan , waarop het mengsel van damp 
en lucht ontvlamde. 
Toestel van 
Deensche petro- 
SAYBOLT- 
Toestel van 
Verbeterde 
TAGLIABUE. 
leum-onderzoeker. 
TESTER. 
ABEL. 
naphtometer. 
A 36.6 — 38.8 
19.5—23 
30.6 
— 31.7 
16 —17.1 
22.3—23.5 
B 47.2—48.8 
29 —31 
36.1 
— 36.6 
22.2—23.8 
29 —30.3 
C 57.2 — 58.8 
42 —45 
48.8 
—52.7 
32.4—33.8 
39 —40.5 
1 Zeitschrift für analyt. Chemie von Di\ c. r. fresenius. Jahrg. 20. Heft. 1. S 1. 
