EENVOUDIGE WIJZE OM EEN STEEK 
LUCITLEDIG TE VERKRIJGEN. 
DOOR 
Dr. G. J. W. BREMER. 
In de Januari-aflevering van het ))Journal de Physique« beschrijft 
A. Henry een allereenvoudigste wijze om glazen buizen luchtledig te 
maken, voldoende voor het voortbrengen van kathodestralen en Rönt- 
genstralen. Velen zullen in de gelegenheid zijn dit na te doen, en 
bepaaldelijk ook leeraren in natuurkunde. Daarom komt het mij 
wenschelijk voor in dit tijdschrift een verslag te geven van Hénry’s 
proeven. 
Fig. 1. 
> =^<~ Q 
D B R A 
Zij R de buis, die men luchtledig wil maken. Men verbindt ze 
met een buis A C van omstreeks 3 cM. wijdte, die ongeveer 20 gram 
gebluschte kalk bevat. Aan den anderen kant is de buis R verbon- 
den met een even wijde buis van omstreeks 40 c.M. lengte en ge- 
vuld met bijtende potasch (kaliumhydroxyde). 
A en B zijn glaskranen. Bij D worden de buizen verbonden met 
een gewone luchtpomp of met een waterluchtpomp. 
Terwijl men de luchtpomp laat werken wordt de buis A 0 ver- 
hit. Hierdoor wordt uit de kalk waterdamp ontwikkeld, die de lucht 
in R helpt verdrijven. Om te verhinderen, dat er kalk in R komt 
plaatst men bij A een propje asbest. Heeft men enkele minuten 
verhit, dan sluit men de kraan B en laat het toestel bekoelen. De 
kalk absorbeert dan den waterdamp weer in omstreeks een kwartier. 
Men kan daarna de kraan A sluiten en de buis A C afsnijden. De 
buis R is dan vrij sterk luchtledig. De kranen A en B kunnen ook 
gemist worden, als men de nauwe glasbuisjes bij A en B dicht 
smelt. 
Bij een der proeven was de buis R 2.5 cM. wijd en werd de aan- 
