DE UTRECHTSCIIE V ACANTIE-CU RSUS VAN 1902. 
293 
en de groote hoeveelheid waterdamp in den dampkring konden geen 
goede waarnemingsreeksen verkregen worden. 
Op 18 Mei, vóórdat de eclips begon , ’s voorm. te 10 u. 45 m. , 
bedroeg het aantal door het instrument opgenomen gram-calorieën 
per minuut en per c.M.^ 1.23; zelden werd op de voorafgaande 
dagen een grooter bedrag gevonden; eenmaal was het 1.35. 
Te Tenerilfe , niet hoog boven den zeespiegel , vond rngstrom , toen 
de zon 70° boven den horizon stond, een bedrag van 1.37 
De electrische compensatie-pyrheliometer van rngstrom is door het 
voorgaande in beginsel beschreven. 
De pyrheliometer moge een uitstekend werktuig zpn voor de 
bepaling der door de onverduisterde zon uitgestraalde warmte, voor 
het meten van zwakke stralingen als die der corona kan hij niet 
gebruikt wordön. Voor laatstgenoemd doel was door Prof. julius 
eene uiterst gevoelige thermozuil geconstrueerd , die uit 8 thermo- 
elementen van bisrauth-alliages bestond. Het bestraalde oppervlak van 
de zuil was een cirkel van 5 millimeter middellijn. Het werd 
rechtstreeks blootgesteld aan de straling van een cirkelvorraig deel 
des hemels met eene middellijn van 3°. Voor temperatuurswisselingen 
in de omgeving was het instrument zoo goed als volmaakt ongevoelig 
gemaakt, en alleen veranderingen binnen de genoemde 3° werden door 
den galvanometer aangewezen. 
Nadat de totaliteit begonnen was , werd de zuil aan bestraling 
door de corona blootgesteld; wegens de bewolking konden echter 
geen nauwkeurige uitkomsten verkregen worden. De straling der 
corona schijnt echter van dezelfde orde van grootte te zijn als die 
der volle maan bp helderen hemel. 
De voortreffelijkheid der beschikbare instrumenten in aanmerking 
genomen, is het dubbel te bejammeren, dat de natuur dezen keer 
zoo weerbarstig is geweest tegenover de pogingen om in hare gehei- 
men door te dringen. 
Hoever de gevoeligheid der hedendaagsche stralingsmeters gaat , de- 
monstreerde Prof. JULIUS ten slotte door eene proef met den radiomicro- 
meter. Het werktuig munt uit door grooten eenvoud van beginsel. 
Een vaststaande stroomkring , binnen welken zich eene beweeglijke 
magneetnaald bevindt, doet de naald uitwijken, zoolang de stroom 
doorgaat. Dit is het beginsel , dat aan de tangenten-boussole en aan 
andere galvanometers ten grondslag ligt. Omgekeerd zal een beweeg- 
lijk opgehangen stroomkring zich in beweging stellen , zoodra er een 
