4 
INTRODUCTION. 
de dix-sept centimètres et divisé de dix en dix minutes; une alidade concen- 
trique est armée de deux vcrniers donnant les dix secondes. L’autre cône 
de l’axe de rotation porte une pince avec vis de serrage pour fixer la lunette; 
cette pince est munie d’une vis de rappel. Dans son mouvement, la lunette 
entraîne le cercle, tandis que l’alidade, au moyen d’une tige terminée en 
fourche, est maintenue dans sa position par deux vis antagonistes. 
Le pied de l’instrument est en fonte de fer coulé d’une seule pièce. Le 
socle porte trois vis calantes qui reposent sur trois crapaudines en cuivre 
dont une présente un plan, la deuxième une concavité où s’engage la vis, la 
troisième une glissière qui permet à l’instrument un déplacement en azimut 
de deux degrés environ. Aux sommets des deux montants, sont encastrés les 
coussinets en bronze destinés à recevoir les extrémités de l’axe de rotation 
de la lunette. 
La lecture et l’éclairage des verniers, le soir, demandent quelques pré- 
cautions. Il importe que le porte-loupes que l’on manœuvre pendant la 
lecture des verniers ait un mouvement concentrique à celui du cercle et de 
l’alidade, tout en étant indépendant des axes de ces derniers; car pour peu 
que le mouvement de rotation du porte-loupes devienne un peu dur, on 
risque de voir se produire un entraînement de l’alidade sur le cercle. Ce 
desideratum a été réalisé en fixant les axes des porte-loupes aux montants 
du pied. 
L’éclairage du champ de la lunette ainsi que celui des verniers sont obtenus 
au moyen d^une lanterne reposant sur un plateau fixé au montant à une 
hauteur telle que la flamme est au niveau de l’axe de rotation; les bras du 
porte-loupes ont été évidés, afin qu’ils ne portassent point d’ombre sur les 
verniers. Les rayons de la flamme de la lanterne frappent ainsi le cercle et 
les verniers suivant la direction des traits de leurs divisions, chose indispen- 
sable pour distinguer sûrement la division du vernier qui se trouve dans le 
prolongement d’une division du limbe. 
L’horizontalité de l’axe de rotation est réglée au moyen d’un niveau 
mobile; la valeur d’une division de ce niveau, mesurée au cercle mural de 
l’Observatoire royal de Bruxelles par M. Byl, fut trouvée être de O s ,237. 
Le trépied a la forme d’une solide table. La tablette en noyer a six centi- 
