14 
INTRODUCTION. 
CHAPITRE IL 
OBSERVATIONS MAGNÉTIQUES. 
DESCRIPTION ET DISCUSSION DU THÉODOLITE MAGNÉTIQUE. 
Cet instrument a été construit dans les ateliers de la maison Ed. Sacré, de 
Bruxelles, d’après les plans du capitaine Delporle, spécialement au point de 
vue des observations à exécuter en Afrique (voir pl. II). 
Il porte sur trois vis calantes une colonne verticale, sur laquelle est fixé 
un cercle azimutal; concentrique à celui-ci est un cercle alidade. Le cercle 
extérieur porte quatre verniers, le cercle intérieur un limbe gradué de 0° à 
360° en sens direct. 
Le limbe donne le demi-degré, chaque vernier donne la minute. Le cercle 
intérieur est mobile autour de l’axe; il peut être rendu solidaire avec le 
cercle extérieur au moyen d’une pince munie d’un mouvement doux. Le 
cercle extérieur fait corps avec la colonne; il peut être arrêté dans son mou- 
vement par une pince qui le rend solidaire avec le pied portant les vis 
calantes. Celle pince a aussi son mouvement doux. Deux supports fixés au 
cercle extérieur reçoivent les tourillons d’une lunette L. 
Sur le cercle intérieur est fixé, au moyen d’embases, une lunette à l’inté- 
rieur de laquelle se trouve une aiguille aimantée tournant sur un pivot de 
bronze. L’axe optique de celle lunette est parallèle au limbe. Le pivot de 
l’aiguille doit être sur l’axe de l’instrument. Nous appellerons dédinomèlre 
la lunette à l’intérieur de laquelle se trouve l’aiguille aimantée. 
Lorsqu’on a corrigé la collimation de la lunette principale L, celle-ci a 
son axe optique perpendiculaire à l’axe des tourillons. Alors, si l’on amène au 
zéro le vernier n° 1, il faut que la lunette principale L elle déclinomètre 
aient leurs axes optiques dans un plan vertical. On s’en assure en visant un 
même jalon avec les deux lunettes, et s’il y a lieu on corrige la différence 
