INTRODUCTION. 
\9 
il s’agi! d’une observation faite à l’œil nu ou, tout au plus, au moyen d une 
loupe à main : ici le grossissement est faible et il y a toujours une forte 
parallaxe. Dans le déclinomèlre Delporte, on peut apprécier de faibles dépla- 
cements; nous avons vu précédemment qu’un déplacement de l’aiguille d’une 
minute a une grandeur apparente d’un quart de millimètre, ce qui ne peu! 
passer inaperçu. D’un autre côté, les observations sont faciles : il n’y a pas à 
craindre la torsion du fil, ce qui, après !out, compense un peu la résistance 
du pivot. Une petite inclinaison instrumentale est sans inconvénient. 
Vouloir opérer toujours avec un barreau suspendu à un fil, c’est s’exposer 
à devoir attendre longtemps que le barreau soit immobile, et il esta craindre 
que souvent, faute de temps, on ne renonce à l’observation (*). 
Pour la mesure de l’intensité, le barreau aimanté doit être lourd; d’un 
autre côté, la suspension sur pivot exige que l’aiguille soit légère. Vu 
l’impossibilité de concilier ces deux conditions, le capitaine Delporte a été 
amené à imaginer un magnétomètre dont l’aiguille est suspendue et qui peut 
se fixer sur le théodolite. Nous donnons plus loin la description de ce magné- 
tomètre qui, en somme, est un second instrument qui s’applique sur le même 
pied que le déclinomètre. 
Remarr/uc. Le pivot du déclinomètre est en bronze; il ne peut, comme 
l’aiguille, être retiré de l’instrument. S’il était en acier, il pourrait influencer 
le magnétomètre. 
Portière du déclinomètre. Afin que l’on puisse enlever l’aiguille du décli- 
nomèlre, le tube de celui-ci est muni d'une portière placée à la partie supé- 
rieure et occupant à peu près le tiers de la circonférence. La longueur de 
cette portière est à peu près celle de l’aiguille. Un bouton à ressort permet 
d’arrêter les oscillations de l’aiguille. 
C) Cette discussion ne peut être appliquée qu’à un instrument destiné à opérer dans 
l'Afrique équatoriale. Le capitaine Delporte, alors qu'il dessinait les plans de son théodo- 
lite magnétique, m'a dit : Si je faisais construire un instrument pour faire des observations 
en Belgique, je n'hésiterais pas à adopter le fil de suspension; si j’y renonce pour opérer 
en Afrique, c'est que je crains qu'en voulant irop bien faire, j’en arrive à ne presque rien 
faire. 
