INTRODUCTION. 
2i 
Dans les boussoles de précision, l’aiguille n’esl pas dans le plan du limbe, 
elle est à quelques centimètres de distance. Le cercle porte une alidade a 
laquelle est fixée une petite lunette à l’aide de laquelle on vise la pointe de 
l’aiguille. 
Laissant de côté la difficulté d’équilibrer le barreau, ces instruments 
offrent un grave inconvénient, surtout au point de vue des opérations en 
campagne : l’aiguille n’est pas soustraite aux agitations de l’air. 
Le déclinomèlre du capitaine Delporte n’a pas cet inconvénient, et nous 
allons voir comment on peut le transformer en inclinomètre. 
inclinomètre. Pour mesurer l’inclinaison à l’aide du théodolite magné- 
tique, on se sert d’une méthode imaginée par Lloyd 
et fondée sur l’emploi d’un phénomène d’influence. 
Considérons un barreau de fer doux AB placé ver- 
ticalement dans un plan P, perpendiculaire au méridien 
magnétique, et de telle sorte que son pôle austral A 
soit dans le plan horizontal de l’aimant ab. Le barreau 
de fer doux s’aimante par l’influence de la terre et 
acquiert un moment magnétique proportionnel à la 
composante verticale z de l’action terrestre. L’action 
exercée par le pôle A sur l’aimant a b est elle-même proportionnelle à s, et 
la déviation $ qui en résulte est donnée par la formule 
il sin o = kz. 
Pourvu que la distance du pôle A à l’aimant soit assez considérable, le 
coefficient k peut être considéré comme constant, quelle que soit la dévia- 
tion; d’autre part, en désignant par i l’inclinaison, on a 
d’où 
* = n tg»\ 
= 
1 
- sin i. 
K 
Ce dispositif est réalisé dans le théodolite Lamont. Cet instrument peut 
recevoir un anneau de cuivre qui porte deux barreaux de fer doux, aussi 
