INTRODUCTION. 
25 
Cette lunette est portée sur deux embases qui viennent s’appliquer contre 
les embases du déclinométre et sont maintenues au moyen de quatre gou- 
pilles. Elle est surmontée d’une colonne de cuivre de 10 centimètres de 
hauteur, portant un treuil auquel est suspendu un paquet de trois fils de 
cocon repliés sur eux-mêmes. Ce treuil est monté sur une bague qui peut, 
au moyen d’une vis à pignon, recevoir un mouvement autour de l’axe de la 
colonne, afin de permettre de corriger l’angle de torsion. Les fils de cocon 
supportent un étrier dans lequel s’engage un barreau aimanté prismatique, 
dont la section est un carré de 3 millimètres de côté. Ce barreau pèse 
12 V« grammes, sans l’étrier. Il peut être remplacé par un barreau de même 
forme en cuivre, afin de pouvoir corriger la torsion du fil. 
Pour les transports, on enlève le barreau et on rend fixe l’étrier au 
moyen d’une vis. 
La lunette du magnétomètre est munie d’une portière latérale permettant 
d’enlever le barreau. Il y a un barreau de rechange. Ces deux barreaux 
sont, comme l’aiguille du déclinométre, munis de pointes pour faciliter le 
pointé. 
Cet instrument sert à déterminer la composante horizontale 11 de l’inten- 
sité magnétique, car on a la formule 
T = T \/ — . - 
V MH 
On observe donc la durée d’une oscillation. 
Si l’on fait cette observation en un point où l’on connaît II, on en déduira 
la constante n k 
Dans les observatoires permanents, on observe directement le moment 
d’inertie A du barreau et son moment magnétique >1. Le théodolite magné- 
tique ne se prêle pas à ces mesures directes, mais il permet de constater les 
variations de M. 
Pour cela, on peut adapter à la lunette du magnétomètre un cylindre de 
1 centimètre de diamètre, ouvert suivant les génératrices supérieures. Dans 
cette ouverture glisse un curseur portant un petit aimant. Le cylindre est 
gradué en millimètres à partir de l’axe de la lunette et le curseur donne les 
Tome LUI. 4 
