--2UG — 
Luego todo se reduce a saber determinar la cantidad de vapor de agua que existe 
en el aire en un instante cualquiera: porque, en cuanto a las mayores cantidades de 
vapor, que corresponden a diversas temperaturas, para esto ya tenemos tablas hedías 
de antemano cletermin idas parios mejores físicos modernos, i publicadas casi en lo- 
dos los tratados de física. 
Ahora queda por decir, que en lugar de lomar la cantidad de vapor existente en 
el aire i la mayor que pudiera existir a la temperatura observada, para determinar, 
como acabamos de decir, la fracción de saturación, o la humedad relativa, se puede 
tomar la fuerza elástica que tiene el vapor existente i la mayor fuerza clástica que 
pudiera tener el vapor a esta temperatura en el aire; partida esta última por la pri- 
mera obtenemos la misma fracción de saturación, o humedad relativa, que la que so 
obtiene por medio de las cantidades. En tal caso, en lugar de determinar la canti- 
dad de vapor existente, se determ'na la fuerza clástica del propio vapor i se hace uso 
de las tablas calculadas para la mayor fuerza elástica que puede tener el vapor de 
agua en cualquiera temperatura. 
Métodos Hig rom el ricos. 
Todos los métodos higrométricos sirven para determinar directa o indirectamente 
ya sea la cantidad, ya la fuerza clástica de vapor contenido en el aire en un instan- 
te cualquiera. 
El antiguo higrómtero de pelo sirve solo para observaciones comparativas de un 
diaa otro, pero presenta graves inconvenientes cuando se trata de determinar el es- 
tado higrométrico del aire, de un modo absoluto i exacto: ya sea porque el pelo pier- 
de con el tiempo su elasticidad, ya porque los hígrómetros hccho.'ítrcl mismo mo lo 
no marchan acordes, ya porque la escala i los grados intermedios no se establecen 
sino con grandes dificultades para cada higrómetro, i es menester formar tablas hi. 
(jrnmélricas para cada instrumento por separado, tablas que necesitan correjirse cada 
(loso tres años. 
Los métodos mas exactos son, t ." el método quimico, que sirve para determinar de 
un modo riguroso i directamente el peso de vapor de agua contenido en un volúmen 
de aire conocido: 2° el método de condensación, por medio del cual se determinado 
cuánto se ha de bajar la temperatura del aire en un instante cualquiera paraqucel 
vapor de agua contenido en el aire pueda saturarlo; 3." método psicrometrico, que 
nos dá a conocer, aunque de un modo indirecto, ya la cantidad, ya la fuerza elástica 
del vapor existente en el aire, por la diferencia que se nota éntrela temperatura de 
im termómetro seco i de un lermómecro húmedo, ambos espuestos al aire libre en un 
instante cualquiera. 
De los tres métodos me he valido a un tiempo para determinar el estado higromé- 
trico del aireen la capital, en diversas estaciones del año. I’ara el lugar de mis ob- 
servaciones he escojido el balcón del palio del musen nacional en la acera de lasom. 
bra a una altura como de seis varas sobre el suelo del palio. Las ventajas que olrccia 
el lugar han sido: el patio bastante espacioso para la circulación libre del airea toda 
hora del dia, un abrigo suficiente tanto contra el viento, como contra la acción di- 
recta del sol, en fin un suelo seco donde no haini acequias ni derrames de agua. 
lie aquí los moaos de proceder empleados por mi. 
t." Método - químico . — .V un gran frasco de vidrio de capacidad de 3 libras i me- 
dia, lleno de agua, adopté un tubo de iMeriote, con el objeto de dar paso"* a una co- 
rriente lenta i continua de aire. La extremidad inferior de este tubo pasaba como a 
una pulgada del fondo del frasco i en este mismo fondo había un gollete con una 
tapa atravesada por un tubo por el cual se efecluabi el derrame del agua. .\ la otra 
extremidad del tubo de .Miriote, estremidad que salía por la lapa superior del l'ras- 
