—208— 
j, mediante un tubo de plomn, se pone el tubo lateral t' en comunicación con un as- 
pirador de3 a 4 cuartillos do capacidad, lleno de agua. El aspirador se coloca cerca 
del observador miéntras el higróinctro condensador se aleja de el lo mas distante po- 
sible. 
Abriendo el aspirador para darpaso a la salida del agua, el aire penetra en el tubo 
angosto íh, atraviesa en globulinas al éter, enfriándolo i arra slrando el vapor. Es 
claro que el enfri maiento se hace tan o mas rápido cuanto mayor es la rapidez con 
que sale el agua del aspirador, i toda la masa de éter atravesada por el aire, debe 
presentar temperatura casi uniforme. En menos de un minuto la temperatura dcs-^ 
ciende al grado de producir abundante rocio, i al instante se observa el termómetro 
mediante un anteojo. 
Supongo que este termómetro marque 12“ i í es claro que esta temperatura es mas 
baja que la que corresponde realmente a la saturación del aire. Ciérrese la llave R 
del aspirador, en el acto el aire cesa de correr, el rocio desaparece al cabo de algu* 
nos instantes i el termómetro vuelve a subir. Supongo que en este momento marque 
13“: Este punto es superioral punto de rocio. Abro un poco la llave R, de modo que 
el aire pase mui lentamente al través del eter; si, a pesar de esoel termómetro conti- 
núa subiendo, abro nnpoco mas la llave, ¡ hago bajar el termómetro a 12“9; cerrando 
un poco mas la llave, no es difícil hacer que el termómetro descienda con mayor 
lentitud i que se mantenga estacionario tanto cuanto se quiere. Si al caho de algún 
tiempo no aparece rocio, prueba que 12. "9 es superior al punto de rocio. llago pues 
b, ajar el termómetro i mantenerlo a 12.8, arreglando convenientemente el derrame. 
Supongo que la superficie metálica se empañe al cabo de algún instante; infiero que 
12. ”8 ci algo mas i 12. "9 algo menos que la verdadera^lempcratura correspondient'^ 
a la saturación. Puedo adquirir un grado de aprovimacion todavía mayor buscando 
si 12“85 se halla arriba o debajo del mencionodo punto de rocio. Para esto, doi una 
pequeña vuelta a la llave R, de modo que el termómetro vaya ascendiendo con mu- 
clia lentitud, a pesar de que las burbujas de aire continúen pasando al través del, 
éter, i observo si el rocio dura o desapaicce a 12. “85, temperatura a la cual manten- 
go pór algún instante el termómetro estacionario. 
Todas estas operaciones piden mas tiempo para describirlas que paralejecutarlas, i 
un observador acostumbrado a ellas no necesita mas que 3 a 4 minutos paraí deter- • 
minar el punto de rocio a 1/20 de grado de aproximación. 
De este higrómetro perfeccionado, cuya descripción doi aqui por no hallarse en los 
tratados de fisica modernos, me he valido para determinar el grado ds humedad o la 
fracción de saturación a cual(|uier instante. En cuanto a la fuerza elástica de vapor 
que corresponde a diversas temperaturas, la tomo de las tablas modernas determina- 
das i publicadas por Regnault en los Anales dcQimica del año de 1844. (T. 1 I . Ter- 
cera Serie paj. 333. ) 
3.“ Método psicromctrico. Se sabe que el psicrómetro consta de dos termómetros 
¡guales de los qtíc uno se mantiene constantemente húmedo i el otro seco. La dife- 
rencia entro los grados de temperatura que marcan a un tiempo los dos termómetros 
es sufieicntc para calcular el grado de humedad o la fracción de saturación (’el aire 
en un instante cualquiera. 
La facilidad con que se hacen esta clase de observaciones, lo portátil que es el ins- 
1 rumen' o, lo cómodo para manejar i lo barato que cuesta, todas eskis circunstan- 
cias concurren a dar cierta preferencia a este método, aunque los dalos en que se 
funda el cálculo dejan todavía mucho que desear, en cuanto a su exactitud, i los re- 
■sullados (pie se obtienen son algo inciertos cuando el aire se acerca al grado de sa- 
turación. 
Ror estos moliv.os i por razón de que todo lo relativo a csle método se halla ape- 
