-toa- 
llas indicado en los tratados de fisica, creo hacer un servicio a los que en Chile se 
ocupan de la meteorolojía del pais, esponiendo aquí brevemente las nociones necesarias 
para la teoría i el uso de este instrumento. 
El psicrómetro como cualquier otro higrómetro debe colocarse en la sombra en un 
lugar espacioso, abierlo, lo mejoren un palio, por donde no corre mucho viento i a 
mas 2 o 3 varas encima del suelo, lejos de las acequias o del suelo donde se derraman 
las aguas o se echa basura. 
Importa mucho que el termómetro humedecido no reedaa sino la cantidad de agua 
absolutamente necesaria para mantener húmedo el trapito conque está envuelta la 
ampolleta de dicho termómetro; si pasa mas agua que la necesaria, el termómetro 
marcará uno o dos grados mas que lo que debería marcar. 
No menos importante es que hs golas de agua que caen del trapo no se derramen 
cerca de la ampolleta, i pasen a un frasquito de boca angosta, como también que el 
vapor proveniente de la evaporación del agua pueda esparcirse mui pronto en el aire, 
^in viciar o candaíar el estado higromctrico del aire que rodea al instrumento. 
Es de aconsejar que’despues de haber pasado por algún rato, por ejemplo, por uno 
a dos minutos, un chorrito de agua el mas pequeño posible sobre el termómetro, se 
quite el -agua, se retire el frasquito i se observe por algún rato mediante un anteojo, 
a cierta distancia, la marcha del termómetro. Se vé entónces que, por lo común, 
al quitar el agua, el termómetro baja un poco todavía mas i luego vuelve a subir. 
Es menester marcar bien el punto de donde principia a subir el mercurio, porque 
este punto nos dá la verdadera temperatura del aire de que está rodeada la parle hu- 
medecida del termómetro. 
Teoría:— [\) Guando el instrumento está colocado en medio de una corriente de 
aire conveniente, ni mui lenta ni rápida, mui pronto se satura de vapor el aire de 
que está rodeada la ampolleta humedecida del termómetro; i esta última gasta una 
parte de su calórico en la formación del mismo vapor. En este momento el termó- 
metro húnydo marca la temperatura a la cual ha tenido que bajar el aire para cstár 
saturado de vapor. 
Supóngase que el termómetro húmedo marca tG"; en tal caso, el aire de que está 
rodeada la ampolleta envuelta en el trapo se ha enfriado hasta adquiiir la tempera- 
tura de i 6° i a esta temperatura se halla saturado de vapor. Buscando en las men- 
cionadas tablas cuánto vapor contiene el aire saturado a la temperatura de 16”, se 
vé que, si todo el aire atmosférico en este momento se hallase saturado de humedad 
i tuviese 16° de temperatura, habría en cada metro cúbico de aire 13,7 gramos de 
vapor; sin embargo el aire deque está rodeada la ampolleta, no está, en realidad, sa- 
turado de vapor, pues este aire continúa todavía tomando vapor a la parle humede- 
cida del termómetro; luego el estado higrométrico de Atmósfera en este instante eS 
tal, que en cada mélro cúbico de aire hai menos de 13.7 gramos de vapor. 
Ahora la cantidad de vapor que pasa al aire de que está rodeada la ampolleta hú- 
meda del termómetro, pende de la cantidad de calor que ella entrega para producir 
vapor; mas la cantidad de calor que ella entrega es tanto mayor, cuanto mas se en- 
fria la ampolleta, i es proporcional a la diferencia en la temperatura obseavada de 
los dos termómetros; esta cantidad de vapor que pasa al aire, se entiende, al aire que 
corre rozándose contra lamparte húmeda del termómetro, esta cantidad la podemos 
considerar, sin cometer un error notable, proporcional a esta misma diferencia. Lla- 
mando esta diferencia d, tendremos que la cantidad de vapor, que un metro cúbico 
de aire, pasando consecutivamente al rededor de la ampolleta húmeda, le arrebataj 
podría representarse por cd: siendo c un f.ictor constante que se determina prácti- 
{I' 'I.elivliirch fli'r Pliysik iirui !\rel''ornlng¡e von ñr. Ynli. Vtiillor. ninini'srlnvn'g 18V7. T, 2 p. ."'fi. 
