- 210 - 
tameiUo, compara iui o la marcha de cualquier otro higrómelro con el psicrómetro, 
Nombrando pues .M el máximun de vapor de agua que puede contener un metro 
cúbico de aire a la temperatura del termómetro húmedo, M también será la cantidad 
do vapor realmente contenido en el aire que circula al rededor de la parle húmeda 
del termómetro. Esta cantidad M consta de dos partes, es decir de la cantidad rd, o 
vapor que el aire quita a la misma ampolleta humedecida, i de la cantidad X que 
este aire hobia tenido antes; luego 
M^X + cd 
por consiguiente 
' X = M — cd. 
En esta fórmula pues, tenemos; X la cantidad de agua contenida en el aire; d la 
diferencia entre la temperatura del tcnnómclro seco i la del termómetro húmedo. 
M la cantidad de agua que habria en el aire si este aire estuviera saturado a la 
temperatura del termómetro húmedo; c un factor constante, el que, determinado 
en una série de esperimentos comparativos hechos con el psicrómetro i el higrome- 
tro de Daniel, se obtuvo 
f=0.65 
Para evitar a los observadores el trabajo de hacer cálculos para cada observación 
p)r separado, pongo a continuación la tabla que so usa en Alemania, i en la cual te- 
nemos determinadas las cantidades de vapor contenidas en un mótro cúbico de aire 
para las diversas temperaturas del termómetro seco i las diferencias observadas. 
