Lnig/ Buscai ioni 
[Memoria X.] 
lora sovrapposti. Non si può neppure escludere che la pi'essione esercitata dal “ marcatore „ 
sul preparato non abbia a guastare, sia pure lievemente, questo, o a spostare i corpi di cui 
consta, il che avviene indubbiamente quando questi sono inclusi in un mezzo quasi liquido 
ed isolati. 
Assai più complesso è il così detto “ Tavolino Iraslalore. „ Come è noto con questo 
strumento il portaoggetti viene racchiuso, da tre parti, in una specie di telaio di metallo, i 
cui lati, sia antero-posteriore, che traversali, sono messi in movimento da due viti micro- 
metriche, mentre due vei'nieri (uno per lato) pei'mettono di valutare l’ampiezza esatta dello 
scorrimento. Nel suo spostamento, sia antero-posterioi'e che trasvei'sale, il tavolino trasla- 
tore trascina con se il portaoggetti, per cui 1’ osservatore manovrando opportunamente le 
due viti micrometriche può esplorare tutto il preparato. Intanto se questi vuole ti'ovar nuo- 
vamente un dato punto nell’ oggetto che si studia occorre semplicemente che egli ne de- 
termini la posizione mercè i numeri segnati dai due nonii nel momento in cui il corpo 
intei'essante è nel campo del microscopio. Infatti, cosi opei'ando, quando che sia, rimettendo 
sul tavolino del mici oscopio il tavolino traslatore coi nonii in corrispondenza dei numeri 
letti troverà necessariamente di nuovo 1’ oggetto in questione nel campo del microscopio, 
ben inteso quando il preparato sia incluso nel telaio del tavolino. 
Anche questo strumento, per quanto molto in voga perchè fa parte si può dire del 
coi’redo dei grandi modelli di microscopi di quasi tutte le fabbriche più accreditate, pre- 
senta taluni difetti che io passerò brevemente in rassegna. 
I. 1 due movimenti di cui è dotato il tavolino sono effettuati, come si disse, da due 
viti micrometriche agenti indipendentemente 1’ una dall’ alti'a : ambo le mani dell’ osserva- 
tore sono pertanto, spesso, impiegate nella manovra delle viti, il che se non costituisce 
un grande svantaggio quando si esamina a debole ingi-andimento , per converso diventa 
olti'emodo dannoso alloi'chè si lavora con obbiettivi forti, dovendo l’osservatore ad ogni mo- 
mento portare anche la mano destinata alla vite micrometrica del microscopio, ora all’ una 
oi'a all' altra di quelle del tavolino traslatore. Chiunque abbia un po’ di pratica del micro- 
scopio non potrà far a meno di constatare che questa manovi’a riesce quando mai uggiosa. 
II. Ognuna delle viti del tavolino traslatoi'e sposta il preparato in senso lineare, o da 
destra verso sinistra (e viceversa ), o dall' avanti all’ indietro (e viceversa). \’olendosi ora 
ottenere un movimento a zig-zag, o in circolo, del preparato quale occorre spesso effet- 
tuare allorché, a mo’ di esempio, si seguono i prolungamenti di cellule nervose, si richiede 
una certa abilità per parte dello studioso, poiché tale movimento è la risultante dei moti 
parziali, ma associati, delle due viti micrometriche. L’abilità non si acquista di un colpo, 
di guisa che torna spesso più opportuno ricorrere al sistema antico, ma pur sempre ec- 
cellente, del movimento effettuato colla mano applicata direttamente al portaoggetti. 
III. Il tavolino traslatore deve esser assicurato alla colonna verticale del microscopio: 
per lo più la posizione fìssa è ottenuta mei'cè una vite di cui è fornito 1’ apparecchio e 
che peneti'a in un incavo della colonna. Orbene capita talora che quando si smonta e poi 
si rimette di nuovo sul tavolino del microscopio 1’ apparato traslatore , pei- quanto 1’ inca- 
stro e la vite siano eseguiti con la precisione dei moderni apparecchi di costruzione, o per 
il logoiìo cui vanno soggetti o per altre cause, non si ottiene più un’esatta coincidenza di 
istallazione del tavolino traslatore : in altre parole non si ottiene che questo, collocato una 
seconda volta sul tavolino del microscopio, venga ad occupare esattamente la posizione 
che occtipava la prima volta. 
