6 B. DÙRER, 
Le medie annue delle altezze barometriche sono per 1’ anno meteorologico 1864, 
per Milano 748.189 
» Villa Carlotta 741. 658 
» Faido 699.301 
» Sempione 598. 013 
» S. Bernardo 563. 961 
Le tabelle qui annesse contengono varj di questi raffronti. In relazione a quanto 
si è detto, si osservi soltanto il vario andamento che rappresenta la pressione atmo- 
sferica pel Lago di Como in paragone ad altre stazioni, lo che in parte può trovare 
una spiegazione nelle altre azioni meteorologiche e fors’ anche in rapporti orografici. 
Già coi pochi dati numerici noi possiamo riconoscere l’ inopportunità di scale 
fisse ai barometri , per quanto queste servir debbono quali pronosticatori del tem- 
po. I barometri costrutti a Milano hanno nella scala ad una altezza di 27 pollici , 6 li- 
nee (744.42 mm ) della colonna di mercurio, l’indicazione « variabile » ; a 27"9'"(751.19 ram ) 
« bello»; a 27" 3"' (737.66 mm ) u pioggia o vento» ecc.; e quelli costrutti a Londra, hanno 
le indicazioni: utempo vario » a 29" 5 ingl.(749.29 ram ); utempo bello» a30" (761.99 mm ) ; 
« gran pioggia » a 29" (736. 59 mm ), ecc. 
Non abbiamo noi qui di mira di parlare più a lungo dell’ influenza della direzio- 
ne del vento sulla maggiore o minore altezza della colonna barometrica : è noto che 
11 barometro suol salire durante i venti nordici , e scendere durante i venti del sud ; 
in generale i primi segnano bel tempo, gli ultimi tempo nuvoloso e piovoso. Dunque, 
se si addotta 1’ altezza barometrica media quale indicazione u variabile », per quanto 
si è detto, è chiaro che un tal modo di scritturazione di scala non trovasi più vera 
qualora un barometro calcolato in un determinato sito dietro la sua media pressione 
atmosferica , venga recato in altra località più alta o più bassa. In media , per ogni 
12 metri di differenza d’ altezza sul livello del mare, devesi calcolare l mra di differenza 
nella graduazione della scala: così che in una regione 75 m. più elevata di Mi- 
lano, l’indicazione u variabile » al barometro milanese verrà a trovarsi 6’/4 mm più bassa, 
e così via. Analoghe considerazioni valgano anche pei barometri aneroidi ( baromètres 
holostériques ) , da ultimo generalmente venuti in uso. Questi, per la più parte costruiti 
a Parigi, sono segnati colla indicazione uvariable » a 760“ m ; « pluie » 740 mra ; u beau » 
770“™, ecc. (La media pressione atmosferica a Parigi è 757 mm .) 
L'influenza della temperatura sul barometro aneroide si determina mediante con- 
fronti con barometro a mercurio : per questi ultimi , la correzione è riferita di solito 
alla temperatura di 0°, secondo quanto trovasi in quasi tutti i trattati di meteorologia. 
Oltre questa correzione applicasi in alcuni paesi anche la riduzione della pressione 
atmosferica al livello del mare, mediante calcoli basati sulla forinola di Ramond (1). 
Queste riduzioni complicate e non sempre esatte, si potrebbero anche risparmiare, 
e limitarsi alla sola correzione per la temperatura 0° (2). 
(1) Ramond. Memoires sur la formule baromètrique, pag. 171. 
(2) Jelinek. Ueber den jdhrlichen Gang, der Temperalur und des Lufldrucks, pag. 34. 
