Analisi chimica dell acqua di Casalol/o 
1 
Frésenius (1) e condusse a risultati abbastanza coincidenti con quelli ottenuti con 1 ap- 
parecchio di Jalowetz. 
Riferendo i valori ad un litro di acqua, si ha : 
Sorgente . 
Laboratorio 
Anidride carbonica 
libera e semi-combinata 
Valore direno 
Inalare corretto 
t o. 3707 
^ o. 3743 
o. 2919 
o. 2679 
0. 2717 
o. 1891 
Anid. carbonica totale 
o. 4264 
o. 4388 
o. 3770 
Risulta evidente da questi dati la notevole differenza con quelli sopra citati , ricavati 
col metodo Jalowetz, e la coincidenza dei vaioli corrispondenti all’ anidride carbonica La- 
tale, i quali comprovano la bontà di questo metodo. 
Determinazione deH’ossigeno e dell’azoto 
Vari sono i metodi che permettono la determinazione dell’ ossigeno e dell'azoto nelle 
acque; tuttavia il classico metodo gassometrico di Bunsen , opportunamente modificato, è 
preferito perchè conduce sempre a risultati più concordanti e attendibili. Fsso è fondato sul 
principio che se un dato volume, o peso, di acqua viene riscaldato all’ebollizione, si scac- 
ciano i gas disciolti che, direttamente o col sussidio di una pompa a mercurio, si posso- 
no raccogliere in una campanella graduata. 
Questa è piena di soluzione d’idrato potassico per assorbire l’anidride carboiiica. Ce.s- 
sato l’assorbimento con l’alcali e fatta la lettura del volume del gas, da ridursi col calcolo 
alle volute condizioni di temperatura (0*^) e pressione (760 mm.), s’introduce il pirogallalo 
alcalino di recente preparazione: il volume gassoso scomparso rappresenta l’ossigeno; quello 
residuale l’azoto che, alla sua volta, viene ridotto a zero e 7ó0 mm. 
L’apparecchio da noi adoperato, perchè meno suscettibile di cause di errori e più fa- 
cile al maneggio, è quello di Preusse e Tiemann {2), il quale poi si riduce a quello di 
Reichai'dt (3) lievemente modificato. Esso è tanto semplice che l’operatore, senza 1’ altrui 
sussidio, può nello stesso giorno ripetere Tesperienza. 
Ripetiamo qui lo schema dell' apparecchio, dandone una succinta descrizione, onde 
rendere più intelligibile il metodo da noi praticato. 
Due palloni A e B , della capacità di quasi un liti'O ciascuno , sono uniti mercè un 
sistema di tubi al collettore C. il pallone A è chiuso con un turacciolo di caucciù ad un 
foro, ove s’introduce un tubo piegato ad angolo ietto ; questo è connesso con altro tubo 
di vetro a Z, la cui estremità inferiore è alla sua volta connessa con altro tubo di vetro 
del collettoi'e. 
Il collettore , che ha un diametro di 3 cm. ed un’ altezza di 30 cm , è chiuso nella 
parte inferiore da un turacciolo di caucciù a due fori, nei quali sono adattati due tubi ad 
angolo retto, l’uno sporgente per l’altezza di 8 cm., collegato col pallone A; l’altro, tanto 
alto da l'asentare la superficie del turacciolo, è collegato col pallone B. 
(1) Fréskniu.s — loco citato p. 527. 
(2) Tiem.'VNN - Gartner's Haiuibiicli p. 298. 
(3) Zeitschrift iir fanaly tisclie Cbemie .XI (1872). 271. 
