176 
SUL GRADO DI ESATTEZZA 
tre bilancie di precisione differenti, di molto valore perche 
di costruzione inappuntabile, studiate da lui con tutte le cure 
più minuziose, il fatto identico da me precedentemente cita- 
tovi, e che viene in conferma di quanto io sopra vi diceva. 
Nè questa è la sola causa di errore, che s’ incontra 
nelle pesate spinte a tal limite di pretesa precisione. 
Le variazioni , anche molto piccole, ma non uniformi 
di temperatura, dilatando differentemente le braccia, e pro- 
ducendo delle correnti nell' aria dello interno della cassa, 
che ricopre la bilancia, possono esser causa di errori an- 
che superiori ai milligrammi ; eppure son pochi gli speri- 
mentatori scrupolosi che impiegano le loro bilancie in 
istanze chiuse, a temperatura quasi costante, coi vetri ri- 
coperti da sostanze opache , per impedire l’influenza della 
irradiazione esterna, e che si tengono da esse lontani nel 
fare le loro determinazioni. I pesi inoltre , quando anco 
siasi fatta diggià una volta le determinazioni degli errori, 
che essi sempre hanno, adoperandoli anche con tutte le cure 
variano col tempo; lo spostamento dell’aria è causa di perdita 
di peso variabile col volume ; talché puossi conchiudere 
che solamente con. cure speciali, che pochi soltanto sanno 
e possono adoperare , si è al caso di poter garentire il 
milligrammo ; ed il parlare di ventesimi ed anche di de- 
cimi di milligrammo , sopratutto nelle determinazioni che 
generalmente si fanno, è una vera illusione, per non dire 
qualche parola anche più severa. 
Misure di Lunghezza 
Per le misure precise di lunghezza l’apparecchio fon- 
damentale è la vite micrometrica. — Infatti i micrometri 
dei microscopi^ i nonii etc. sono stati costrutti per mezzo 
di viti micrometriche. Or il grado di esattezza al quale si 
può in generale arrivare nelle misure di lunghezze supe- 
