— 71 — 
Nessuno finora ha parlato di questa causa d’ errore che 
è pur tuttavia molto considerevole. 
Si dice generalmente , descrivendo i barometri metal- 
lici, che nella scatola pneumatica si fa il vuoto. Mentre l'a- 
ria vi è semplicemente rarefatta— Vedasi Compendio di 
fìsica sperimentale di Giorgio Luvini . Pag. 198. Trattato 
elementare di fisica e meteorologica di A. Ganot. Pag. 143. 
La lamina metallica di cui si fanno queste scatole è sot- 
tilissima c non reggerebbe alla pressione di una, nò di 
mezza atmosfera — Difatti i barometri ordinari che si ven- 
dono in commercio , cessano di funzionare all’ altezza di 
2000 Metri circa sul livello del mare , perchè la densità 
dell’ aria rimasta nella scatola viene ad essere eguale a 
quella che si trova all’altitudine suddetta; Depressioni ri- 
sultando eguali le pareti della scatola sospendono i movi- 
menti per effetto dell’ avvenuto equilibrio. 
Un’ultima osservazione, che è stata fatta pure dal prof. 
Silvestri a Parigi, è clic tutti i costruttori di Barometri si 
accordano nel dare a credere a chi li interroga , che le 
scannellature circolari c concentriche che si vedono sulle 
pareti parelelle delle scatole, siano impresse per aumentar 
la superfìcie esposta alla pressione dell’ atmosfera, quando 
al contrario la loro funzione è di dare alle pareti quella 
elasticità clic non avrebbero con una forma piana, oppure 
di una calotta sferica. 
Nei barometri olosterici attuali un grado della mostra 
o quadrante corrisponde all’ indicazione di 1 millimetro 
del Barometro a Mercurio , ed ha approssimativamente 
l’ampiezza di un millimetro effettivo, o poco più — Se con- 
servando lo stesso apparecchio di trasmissione, invece di 
una scatola se ne mettessero due convenientemente colle- 
gate, la pressione atmosferica esercitandosi contemporanea- 
mente sulle due scatole, la lancetta percorrerebbe uno spazio 
di due millimetri, spinta da una dilatazione due volte più 
