- 73 — 
maggiore di 13, 6 della colonna mercurio nei barometri 
ordinarli. 
Se si potesse operare in una temperatura costante, 
nessun dubbio che questo barometro riuscirebbe utilissimo, 
e sarebbe di una semplicità insuperabile — Sfortunatamente 
dovunque si operi , le variazioni di temperatura sono fre- 
quentissime, e la differenza di un solo grado basta per au- 
mentare il volume d’ aria contenuto nel recipiente, produ- 
cendo oscillazioni fortissime nella colonna d’acqua. 
Costrussi tuttavia aneli’ io 1’ apparecchio, e dopo tre o 
quattro disposizioni differenti arrivai a sottrarlo quasi in- 
teramente dalle variazioni della temperatura — Io non esi- 
terei a servirmene promettendomi buoni risultati, credo però 
che abbisogni ancora di altri perfezionamenti prima di po- 
tersi adoperare con pieno successo. 
V. 
BAROMETRO CAMPIONE* MOLTIPLICATORE DEL SIG. VECCHI 
Di un nuovo barometro ultimamente inventato, lessi 
un’ erudita descrizione nel giornale di Fisica, Chimica, e 
Storia Naturale, intitolato il Nuovo Cemento, stampato a 
Pisa, pubblicazione del 31 Gennajo — Il Dottore Vecchi ha 
cercato di sostituire l’acqua al mercurio, idea che non è 
originale di lui, ma della quale nessuno si era finora feli- 
cemente approfittato. 
Senza darne la descrizione dettagliata, farò breve cenno 
del principio su cui è costrutto, e degli inconvenienti, che 
credo potervi scorgere, utilizzandolo nelle livellazioni. 
Il Barometro del Sig. Vecchi ò formato di un tubo 
di cristallo ricurvo a forma di U, disposto verticalmente , 
di cui una branca chiusa l’ altra aperta. Nella prima , e 
IATT ÀCC. YOL. III. 10 
