— 74 - 
parie della seconda havvi del mercurio , come nei baro- 
metri ordinari i . 
Nella rimanente parte e sopra il mercurio si trova 
dell’acqua derivata da una pompa con cui la branca è in 
comunicazione — Occorrendo una variazione dì pressione 
atmosferica , che produca un’ abbassamento della colonna 
di mercurio si fa passare per mezzo della pompa tanta 
acqua sulla faccia terminale inferiore del mercurio da farla 
risalire al piano che occupava prima — La densità dell’ ac- 
qua stando come si è detto a quella del mercurio come 
1 : 13,6 le altezze delle colonne rappresentate saranno in- 
versamente proporzionali c quella dell’acqua sarà 13, 6 
maggiore di quella di mercurio. 
Secondo l’autore questo barometro sarebbe esattissimo, 
comodo a portarsi c di uso facile , avendo egli ridotto le 
molteplici forinole di correzione ad una sola abbastanza sem- 
plice. 
Essendo ben costrutto non pongo dubbio clic possa 
funzionare regolarmente — Ammetto, che le forinole di cor- 
rezione dedotte con molto studio distruggano completamente 
le differenti cause d’ errore generale dagli effetti della tem- 
peratura ; concedo ancora che con un pò di attenzione si 
arrivi a manovrare convenientemente la pompa , ma non 
posso concedere che sia comodo a trasportarsi avendomi 
1’ esperienza dimostrato quanti riguardi ci vogliano per viag- 
giare coi barometri Fortin, che son pure i più comodi — Lo 
tre viti poste all’effetto di ottenere la verticalità dello stru- 
mento richiedono un piano su cui appoggiarsi , quale ra- 
ramente incontrandosi in campagna, bisogna surrogarlo con 
un trepiede. 
Questa sola condizione, a parte la facilità di rompere 
il tubo, basta per renderlo incommodo nelle livellazioni 
minute, ove la maggior parte del tempo si perde a met- 
tere lo strumento in rettifica. 
