76 — 
VII. 
BAROSCOPIO LIVELLATORE 
Nel misurare la capacità di una scatola cilindrica a pa- 
reti elastiche, simile a quella del barometro olosterico, os- 
servai che dopo rarefatta l’aria, la distanza interna delle 
pareti paralelle diminuisce di circa un quinto senza compro- 
mettere la solidità, nè l’elasticità della scatola. 
Riempiendo d’acqua una scatola così costrutta, e com- 
primendone le pareti, se ne scaccia un volume, che rac- 
colto in un tubo verticale di piccolo diametro, convenien- 
temente diviso, indica il valore della pressione applicata alle 
pareti, e se il tubo ha 1 millimetro di sezione, sortendo 
dalla scatola 1/2 gramma d’acqua, la colonna liquida risul- 
tante raggiungerà l’altezza di 50 Centimetri — Alla pressio- 
ne artificiale sostituendo quelle dell’atmosfera per l’inter- 
mediario di una scatola a pareti elastiche, in cui siasi rare- 
fatta l’aria, si avranno delle oscillazioni della colonna li- 
quida che segneranno esattamente le variazioni della pres- 
sione atmosferica. 
Per l’ applicazione di questo principio la scatola pneuma- 
tica deve avere le pareti robuste ed clastiche ad un tempo, 
e dimenzioni assai maggiori di quella del liquido, giacché 
basta un gramma d’acqua per produrre una colonna di un 
metro di altezza. È di molta importanza che la scatola con- 
lenga un piccolo volume di liquido al fine di ridurre al 
minimum le cause d'errore prodotte dagli effetti della tem- 
peratura, c si vedrà parlando della compensazione quale 
sia il volume da stabilirsi, dovendo questo essere in rap- 
porto colle dimensioni di un pezzo particolare dell’ appa- 
recchio, come si vedrà a suo tempo. 
Dirò ora come arrivai a priori a determinare queste 
