— 79 - 
1° Per risolvere il primo quesito basta far giungere per 
mezzo della vite la faccia terminale del liquido a metà del 
tubo, ossia a zero incominciando la livellazione a metà 
altezza circa della zona — Se si incomincia ad operare dal 
punto più alto, si determina il zero all’ estremità superiore 
del tubo, ed all’ estremità inferiore se dal punto più basso. 
2° Nel secondo caso, volendo determinare la differenza 
di livello tra due pareti compresi in una zona maggiore 
di 200 Metri si farà una livellazione composta a stazioni di 
100 in 100 metri, si mette cioè a zero la faccia terminale 
della colonna lìquida , e quando per diminuzione della 
pressione atmosferica giunge all’estremità del tubo, si fa 
retrocedere la vite, e si rimette a zero , tenendo nota del- 
l’altezza superata— Se la scatola pneumatica è convenien- 
temente costrutta, si può giungere mediante la ripetizione 
di questa operazione ad altezze considerevoli di 4000 a 5000 
metri. 
Per verificare la livellazione dell’alto al basso si fa l’ope- 
razione inversa col zero disposto all’ estremità superiore del 
tubo. 
3° Se finalmente si vogliono conoscere le semplici varia- 
zioni della pressione atmosferica in un punto fìsso, basta 
mettere lo stromento in funzione spingendo per una volta 
tanto la colonna liquida a zero. Siccome però in questo 
caso le variazioni di pressione potrebbero essere tali da cor- 
rispondere tra il massimo e minimo ad una colonna di mer- 
curio di 55 millimetri, si rende necessario un tubo più lun- 
go, volendo conservare le grandi divisioni, oppure si ri- 
ducono queste ad un millimetro per metro, bastando in tal 
caso un tubo di 60 C. tri di lunghezza. 
In questo barometro come si è osservato, si può non 
solamente avere una graduazione differente cambiando i tu- 
bi, ma si può adottare acqua o mercurio, quantunque le 
densità siano tanto differenti- É evidente però, che volen- 
