— 81 - 
nario, colla differenza che in questo caso basta elevare la 
temperatura a 50. od al più 60 gradi. 
Conosciuto il valore delle divisioni termometriche non 
riesce difficile, mentre si opera tener d’occhio un buon ter- 
mometro e far le opportune correzioni, se vi fu un cam- 
biamento di temperatura pendente il passaggio da un punto 
all’altro, col sottrarre od addizionare all’altezza della co- 
lonna liquida la differenza indicata dal termometro, conve- 
nientemente riferita alle divisioni come sopra ottenute. 
La seconda causa di errore prodotta dal cambiamento 
di volume dell’aria rimasta nella scatola pneumatica, viene 
corretta contemporaneamente a quella di cui sopra si è 
parlato, giacche la colonna liquida sulla quale si determi- 
nano le divisioni termometriche è prodotta dall’aumento di 
volume del liquido e da quello dell’aria rarefatta nella scatola 
pneumatica. 
Credo superfluo il dimostrare l’inutilità di tener conto 
della diminuzione di liquido prodotta dall’ evaporazione nel 
tubo giacché, dovendosi mettere la colonna a zero prima di 
operare, e potendosi a volontà riferire l’altezza di questa ad 
un punto altimetrico conosciuto, si rendono inutili le corre- 
zioni. 
E qui suppongo, che lo strumento si trovi in condizioni 
normali, giacché se non avesse funzionato da molto tempo 
o si fosse sottratto del liquido per cause fortuite, la vite di 
pressione non basterebbe per far salire la colonna a zero, 
ed ancorché bastasse non converrebbe avanzarla per non 
comprimere eccessivamente la scatola del liquido a scapito 
della sua elasticità. Rimarrebbe un’ ultima correzione per gli 
effetti della temperatura sulla lamina d’acciajo che riunisce le 
due colonnette, ma siccome questi effetti sono in senso cor- 
rettivo e su questo appunto riposa il principio della compen- 
sazione, che applicai al mio baroscopio, mi riservo di ri- 
tornare su quest’articolo parlando della compensazione. 
il 
UTT ACC. VOI. 111. 
