— 83 — 
maggiori di quelle del barometro a mercurio ordinario, quan- 
tunque potesse ottenerne delle più grandi dal suo. 
Dai buoni risultati di questo esperimento fatti con uno 
strumento di primo getto, riconoscendo 1’ utilità di renderlo 
completo mediante la compensazione, studiai, e trovai come 
dimostrerò più sotto, il modo di ottenerla. 
Parlando della scatola del liquido, ho detto che la sua 
capacità deve essere di 2 centimetri cubi , e la distanza 
interna delle pareti paralclle di 1 millimetro— A 50° di calore 
il volume d’acqua aumenta di 1/46 d’onde un volume to- 
tale di 2043,48. Questo eccesso di volume sorte dalla scatola 
c si dispone nel tubo, ma la lamina che porta le due co- 
lonnette su cui stanno le scatole, dilatandosi essa pure, le 
allontana , e diminuendo il contatto, la scatola del liquido 
riprende la capacità primitiva raccogliendo 1’ acqua , che 
1’ aumento di temperatura aveva fatto passare nel tubo. In- 
fatti la dilatazione lineare dell’ acciojo a 100 è di 1/927 o 
per comodità di calcolo di 1 millimetro per metro. La la- 
mina essendo di 10 centimetri di lunghezza a 0° si allunga 
a 50° di 1/20 di millimetro aumentando la capacità della 
scatola di 1/20 ossia di 50 millimetri cubi, volume maggio- 
re in apparenza di quello ricercato , ma che si riduce ap- 
prossimativamente al necessario, se si tiene conto della 
causa d’errore che produce la dilatazione della scatola pneu- 
matica per l’aumento di volume dell’aria rarefatta che 
contiene. 
Volendo applicare delle scatole contenenti un maggior 
volume d’acqua, bisognerebbe cambiare la disposizione dello 
apparecchio di compensazione , perchè quello precedente- 
mente descritto non sarebbe sufficiente, a meno di allungare 
la lamina che riunisce le due colonnette, locchè renderebbe 
incommoda la forma del baroscopio— In questo caso si può 
aggiungere una seconda scatola piena di liquido in comu- 
nicazione con la prima su cui si tratta di stabilire la coni- 
