Notizie sul Clima bolognese 
429 
Per tutto il quindicennio si è sempre usato lo stesso 
barometro, e cioè un barometro alla Fortin della fabbrica 
di Lenoir a doppia scala , da cui potevasi ottenere P al- 
tezza della colonna barometrica in diecimillimetri , e in ven- 
tesimi di linea del piede parigino. Fino al principio del 
1851 il barometro rimase collocato all’ altezza in cui tro- 
vavasi durante il trentennio antecedente, e nel l.° Gen- 
naio venne collocato in una opportuna camera ad un pia- 
no superiore dell’ osservatorio , col pozzetto elevato di 9’”,8 
sulla sua anteriore posizione. 
Le letture delle altezze barometriche si sono fatte colla 
scala a pollici e linee fino al 1855, e dal 1855 in avanti 
colla scala a diecimillimetri: perciò a rendere paragona- 
bili i risultati ottenuti in questi due periodi, si sono ri- 
dotte in diecimillimetri tutte le altezze barometriche os- 
servate prima del 1856. 
Da verifiche dirette, fatte su questo barometro in diverse 
epoche del quindicennio , e da confronti instituiti con ec- 
cellenti barometri a sifone, si è dedotto che le altezze 
indicate dalle scale del medesimo, erano in medio inferio- 
ri al vero , compreso V effetto di capillarità , di 2 mm ,44 ; 
perciò alle altezze lette si è applicata in aumento questa 
correzione. 
Di più, per rendere le osservazioni fatte nel 1851 e 
negli anni posteriori paragonabili con quelle degli anni 
antecedenti, si è applicata alle altezze osservate dopo il 
1850 una nuova correzione di -+- 0 mOT ,92, differenza dovuta 
alla nuova elevazione alla quale erasi trasportato il pozzet- 
to del barometro. 
Finalmente , per ottenere la misura della pressione atmo- 
sferica colla stessa unità di peso , si è applicata a ciascu- 
na altezza osservata la correzione necessaria per ridurre la 
colonna barometrica alla temperatura costante di 0°. 
La regolarità ed accuratezza, colla quale furono fatte le os- 
servazioni barometriche durante il quindicennio 1844-1858, 
la bontà dello strumento usato, e le cure poste nel de- 
terminare le correzioni da apportarsi ai dati di osserva- 
zione , rendono i risultati, da esse ottenuti, meritevoli di 
