6 
meter im jährlichen Gange Unterschiede von 3,°38 Vorkommen, die über dreihundert 
Mal grösser sind, als die Sicherheitsgrenze der Ablesungen in den Mittelwerten und 
ausserdem ist der Einfluss einer ungenügenden Aufstellung je nach der Tiefe 
verschieden. 
So weit nach den Beobachtungen von Bruhns. Mir scheint jedoch, dass der 
Grund der oben geschilderten Mängel nicht darin liegt, dass die Thermometer durch- 
gehende waren, sondern eher an den Böhren. Es ist wahrscheinlich, dass die Böhren 
der durchgehenden Leipziger Erdthermometer Metallröhren waren und die der kurzen 
Thermometer — Holzröhren. Auf diesen Unterschied werde ich gleich zurück- 
kommen. — Die Mängel der durchgehenden Thermometer liegen nach meiner Ansicht 
hauptsächlich in der Beduktion der Ablesungen, ganz abgesehen von der grossen 
Bechnungsarbeit. Kommt dann noch das hinzu, dass die Böhren aus Metall sind, 
so sind die Beobachtungen wohl nicht in aller Strenge verwertbar, so lange nicht 
vergleichende Beobachtungen dieser Thermometer mit Thermometern in tadelloser 
Aufstellung vorliegen. 
Bei den durchgehenden Thermometern ist die Bestimmung der Korrektionen 
äusserst schwierig. Welch’ ein grosser Unterschied in der Bestimmung des Null- 
punktes eines 3 bis 4 dm langen und eines durchgehenden Thermometers von 28 Fuss 
Länge, besonders in den Sommermonaten oder in heissen Gegenden, wo natürliches 
Eis garnicht oder nur schwer zu erlangen ist! Ebenso schlimm steht es mit der Be- 
stimmung der Korrektion eines jeden anderen Punktes des Thermometers von 28 Fuss 
Länge. Man braucht nur die Abhandlung von Dorn flüchtig zu durchblättern, und 
schon gewinnt man einen Ueberblick darüber, welchen riesigen Aufwand von Arbeit die 
Verifikation eines langen Thermometers beansprucht. Wenn man ein 28 Fuss langes 
Thermometer zu verifizieren hat, so muss man die Ablesung desselben, da man es 
aus naheliegenden Gründen in vertikaler Lage verifizieren muss, nur von einem hohen 
Gerüst, oder aus den Fenstern eines oberen Stockes ausführen, und ausserdem die 
Böhrentemperatur in mehreren Höhen gleichzeitig, also von mehreren Beobachtern 
ablesen lassen. Professor Dorn hat das Thermometer vor ungleichmässiger Er- 
wärmung durch Sonnenstrahlen durch einen 30 Fuss hohen und 4 Fuss breiten 
Leinwandschirm schützen müssen. Trotz aller Sorgfalt, Umsicht und Mühe hat man 
dennoch das Bewusstsein, dass man mit den, künstlich nicht herzustellenden, in der 
Praxis der Beobachtungen aber unvermeidlichen Verhältnissen vergebens kämpft und 
die Genauigkeit, mit welcher die Korrektionen ursprünglich bestimmt sind, wenig 
nützt, da die Unsicherheit in der Bestimmung der verschiedenen zur Beduktion er- 
forderlichen Temperaturen im Erdboden viel grösser ist. Wie will man mit Sicherheit 
die Böhrentemperatur bestimmen, wenn das Gefäss in einer Kältemischung von — 13° 
steckt, das herausragende Kupferrohr 8 Zoll hoch dick mit Beif bedeckt ist und die 
Lufttemperatur -f- 3° beträgt. (Dorn, pag. 52.) 
Soll die Verifikation des Thermometers nur annähernd den wirklichen Tempe- 
ratur-Verhältnissen gerecht werden und die Ablesungen darüber Aufschluss geben, 
welche Funktion der Ablesungen, ob das arithmetische oder das geometrische Mittel, 
oder gar eine komplizierte Funktion der einzelnen Ablesungen als Böhrentemperatur 
anzusehen ist, so ist darauf zu sehen, dass bei der Verifikation ähnliche Zustände 
hergestellt werden, wie sie in der Beobachtungspraxis . Vorkommen. Es genügt nicht, 
