7 
bei der Verifikation (Dorn, pag. 59—66) die Temperatur des Thermometers für die 
Tiefe von 24 Fuss, von 1 Fuss über dem Gefäss bis zur Skala um höchstens 3° zu 
variieren und vom Gefäss bis zu 1 Fuss über dem Gefäss Temperatur-Unterschiede 
von 14° bis 16° oder solche von ca. 5° zu erzeugen, was im Erdboden niemals 
Vorkommen kann, sondern das Gefäss des Thermometers für die Tiefe 24 Fuss müsste 
auf einer Temperatur von 8 U bis 9° erhalten werden, während die Skalentemperatur 
von -4-40° bis — 26°, also um 66° variiert und zwar der Art variiert, dass das 
Verhältnis der Temperatur der verschiedenen Teile des Thermometers wenigstens 
annähernd dasselbe ist, welches bei den Beobachtungen zu erwarten ist. Es müsste 
ermöglicht werden, die Temperatur bei der Tiefe 1 Zoll stark zu variieren, und 
ebenso in der Mitte der Röhre eine höhere oder niedrigere Temperatur zu erzeugen, 
als bei der Skala und beim Gefäss. So ist in jedem Frühjahr zwischen den Tiefen 
4 und 24 Fuss eine Schicht niedriger Temperatur und in jedem Herbst zwischen 
diesen Tiefen ein Wärmerest. In solchen Fällen, besonders wenn die Schicht in der 
Mitte zwischen zwei Beobachtungstiefen, also in der Tiefe 12 oder 20 Fuss liegt, 
werden systematisch zu niedrige oder zu hohe Temperaturen als Röhrentemperaturen 
in Rechnung gebracht. 
Es ist fast unmöglich, bei der Verifikation eines Thermometers von 28 Fuss 
Länge alle Zustände herzustellen, denen dasselbe im Gebrauch ausgesetzt sein wird, 
wenn man es nicht in die Erde eingräbt und vergleichende Beobachtungen mit In- 
strumenten bei tadelloser Aufstellung ausführt. Sollen die Königsberger Beobachtungen 
der Bodentemperatur in der Geschichte der Meteorologie den ihnen gebührenden 
Platz einnehmen; sollen diese Beobachtungen für die Untersuchungen über Boden- 
temperatur diese Bedeutung gewinnen, die ihnen bei der Eröffnung dieser Station in 
Aussicht stand ; soll diese Station auf ihrer Höhe als Musterstation für Bodentemperatur- 
Beobachtungen bleiben und mit den Fortschritten der Beobachtungsmethoden vervoll- 
kommnet werden; soll endlich die grosse Arbeit und Mühe, die bei der Verifikation 
der Instrumente, Ausführung und Berechnung der Beobachtungen in den letzten 
20 Jahren aufgewandt ist, und die nur einer beurteilen kann, der selbst auf diesem 
Gebiet thätig gewesen, nicht verkümmert werden, dann bleibt nichts anderes übrig, 
als eine solche Verifikation thatsächlich auszuführen, wozu ein ferneres Beobachtungs- 
jahr und ein Kostenaufwand von 200 bis 300 Mark für die zweite Serie von Thermo- 
metern genügen würden. 
Die Verifikation der Thermometer ist im Winter 1871/1872 ausgeführt worden. 
Bekanntlich ändern sich die Korrektionen eines Thermometers im Laufe der Zeit 
und diese Aenderung bewirkt eine Verkleinerung der Korrektionen. Diese ist be- 
kannt unter der Bezeichnung des Heraufrückens des Nullpunkts. Bei kurzen Thermo- 
metern wird zur Vermeidung von Fehlern der Nullpunkt alljährlich verifiziert und 
die Korrektionen der einzelnen Punkte in entsprechender Weise verbessert. Der 
Nullpunkt der durchgehenden Bodenthermometer, besonders der sehr langen, kann 
nicht von Neuem bestimmt werden, so lange die Beobachtungen noch fortgesetzt 
werden, da Umgrabungen der Thermometer erfahrungsgemäss Aenderungen in den 
Angaben derselben bedingen, die zuweilen längere Zeit hindurch bestehen bleiben. 
Da kann sich der Nullpunkt ändern, ohne dass man es weiss, wann er sich geändert 
hat und um welche Beträge. Selbst die neuen Thermometer aus Jenaglas, wie sie 
