8 
von Fuess in Berlin geliefert werden, zeigen auch geringe Aenderungen der Kor- 
rektionen. Um welche Beträge Thermometer aus jener Zeit, wo das Jenaglas noch 
nicht bekannt war, ihre Korrektionen ändern, ersieht man aus meiner oben zitierten 
Arbeit. Ich will nur einige Beispiele derselben entnehmen. 
Thermometer Fuess No. 491 ändert (pag. 19) seine Korrektion in 5 Jahren 
um 0°,44, davon in den ersten 3 Jahren nur 0°,18 und in jlen beiden folgenden 
um 0°,26. 
Thermometer Geissler No. 4 (pag. 100) zeigt in 10 Jahren eine Aenderung 
von 0°,34 und zwar in den 4 ersten Jahren 0°,29 und in den darauf folgenden 
6 Jahren um 0°,05. 
Thermometer Geissler No. 2 (pag. 140). Aenderung in 10 ] /2 Jahren 0°,76, 
davon in den ersten U/a Jahren 0°,51, in den darauf folgenden 2 Jahren um 
fernere 0°,24 und nach Ablauf der ersten 3 1 / 2 Jahre in den ferneren 7 Jahren nur 
um 0°,01. 
Daraus ersieht man, dass Thermometer von Geissler und von Fuess ihre 
Korrektion bis zu 0°,76 ändern, und zwar tritt der grösste Theil dieser Aenderungen 
in den ersten vier Jahren ein. Wie die Kontraktion bei den grossen Thermometer- 
kugeln erfolgt, ist nicht bekannt; doch zeigen die in Königsberg ausgeführten Null- 
punktsbestimmungen der Thermometer I' und IV thatsächlich ähnliche Aenderungen. 
Am 16. März 1873 wurde (nach Seite 1 im Jahrgang 1874 der Schriften der 
Physikalisch-ökonomischen Gesellschaft in Königsberg) eine erneute Bestimmung der 
Nullpunkte dieser Thermometer ausgeführt, wobei es sich zeigte, dass der Nullpunkt 
,, etwas“ heraufgerückt war. Der Betrag der Korrektions-Aenderung ist nicht mitge- 
teilt, da aber nicht die Detailbeobachtungen, sondern nur die Monatsmittel nach- 
träglich korrigiert wurden, so lässt sich der Betrag aus der Vergleichung dieser er- 
mitteln. Es änderten sich die Korrektionen in einem Jahr 
für das Thermometer I' um 0°,23, 
5? >> » IV ,, 0,21. 
Am 19. Januar 1875 wurde der Nullpunkt abermals verifiziert, und er war 
wieder „ein wenig“ heraufgerückt (Jahrgang 1875, pag. 7). Man findet auf dem- 
selben Wege 
für das Thermometer I' 0°,03, 
„ „ IV 0°,09. 
Im Jahrgang 1877 pag. 169 findet man: nach der am 20. April ausgeführten 
Verifikation ist der Nullpunkt 
für das Thermometer I' um 0°,02, 
„ „ „ IV „ 0,10 
heraufgerückt. Demnach in 5 Jahren 
I' um 0°,28, 
IV „ 0,40, 
und der grösste Teil dieser Aenderung entfällt auf das erste Jahr. 
ft 
