9 
Nach der Angabe im Jahrgang 1879, pag. 147, ist der Nullpunkt am 
18. Januar 1879 wieder verifiziert und ebenso wie am 20. April 1877 befunden 
worden. Hier ist die Korrektion der Nullpunkte angegeben, und diese betrug: 
— 0°,02 für das Thermometer I' 
- 0,10 „ „ „ IV; 
nach Angabe von Professor Dorn im Jahrgang 1872, pag. 44, betrugen dieselben 
— |— 0°,25 für das Thermometer I' im April 1872, 
-j- 0,35 „ ,, „ IV „ Januar 1872. 
Diese Zahlen geben eine Aenderung der Korrektion im Betrage von 
0°,27 für das Thermometer I' 
0,45 „ „ „ IV. 
Am 18. Januar 1882 ist noch eine Nullpunktsbestimmung dieser Thermometer 
ausgeführt worden, doch hatten sich die Korrektionen als unverändert erwiesen. — 
"Wenn nun die Thermometer I' und IV ihre Korrektionen in ungleichen Beträgen 
verändert haben, so ist es auch wahrscheinlich, dass auch die Bodenthermometer ihre 
Korrektionen in ungleichen Beträgen verändert haben, so dass man bei den Diffe- 
renzen der Temperaturen in den verschiedenen Tiefen nicht weiss, wie gross der 
Unterschied der Nullpunkts-Aenderung. und wie gross die Zunahme oder Abnahme 
der Temperatur mit wachsender Tiefe ist. Aufschluss darüber erhält man erst dann, 
wenn nach Abschluss der Beobachtungen an dieser Serie von Instrumenten die 
Thermometer ausgegraben, und von Neuem in derselben Weise, wie Professor Dorn 
es seiner Zeit ausgeführt hat, die Korrektionen ermittelt worden sind. 
Der zweite wesentliche Mangel der Königsberger Bodenthermometer ist die 
gute Wärmeleitungsfähigkeit derselben, worauf schon Akademiker Dr. H. Wild in 
St. Petersburg*) nachdrücklich aufmerksam gemacht hat. In der Abhandlung von 
Dorn im Jahrgang 1872, pag. 46, findet man, dass die Röhre aus mehreren möglichst 
gleichmässigen engen Kapillarröhren zusammengeschmolzen ist, und diese Röhre bis 
zum Beginn der Skala, also in einer Höhe von vier Fuss über dem Erdboden, in 
eine Kupferröhre eingeschlossen ist. Diese Kupferröhre misst einen Zoll im Lichten 
und hat eine Wanddicke von 2 /s Linien. Die Kupferröhre ist mit trockenem 
Sande gefüllt. 
In Pawlowsk**) wurde vom November 1887 bis Juni 1889 ein Thermo- 
meter in der Tiefe 0,80 Meter in einem Messingrohr beobachtet, und dieses 
zeigte gegen ein Thermometer im Thonrohr folgende Differenzen (pag. 64): 
*) H. Wild, Ueber die Bodentemperatur in St. Petersburg und Nukuss. Wild’s Re- 
pertorium für Meteorologie, Bd. VI No. 4, Seite 61 u. 82. 
**) Ernst Leyst. Ueber die Bodentemperatur in Pawlowsk, pag. 30—77. 
Schriften der Physikal.- Ökonom, Gesellschaft. Jahrgang XXXIII. 
2 
