57 
Der Gedanke, welcher bei Anlage der Station gerade für die Wahl von 
kupfernen Schutzröhren entschied, hat sich für die Königsberger Station in jeder 
Beziehung bewährt. Dank der Kupferröhren gelang es die Thermometer in tadel- 
losem Zustand herauszunehmen — die obersten Meter der Kupferröhren waren mit 
einer grünen Patina überzogen, die tieferen Teile zeigten die unveränderte blanke 
Oberfläche*). Die für einige sekundäre Fragen wichtigen Nullpunktsbestimmungen 
konnten den Schluss der wertvollen Beobachtungsreihen bilden. 
Es lässt sich auch theoretisch übersehen, dass ein guter Leiter bei geringen 
Dickendimensionen nicht im Stande ist, die Temperaturverteilung des umgebenden 
Erdreichs wesentlich zu stören. Man darf die Vorstellungen über gute Temperatur- 
leitung, welche man sich an geometrischen Formen mit im Wesentlichen gleich- 
mässiger Ausdehnung nach allen drei Dimensionen gebildet hat, nicht ohne Weiteres 
auf Formen übertragen, welche im Wesentlichen nur nach zwei Dimensionen aus- 
gedehnt sind. Die Temperaturverteilung in einer dünnen Kupferplatte, welche in 
das Erdreich gesenkt wird, ist im Wesentlichen bedingt durch die Berührungsfläche 
mit dem umgebenden Erdreich, die Wärmeströmung parallel zur Berührungsfläche 
hat eine zu geringe Angriffsfläche, als dass sie Einfluss gewönne. Die Schutzrohre 
der jüngeren Königsberger Station sind nun solche Kupferplatten, die zu einer 
Cylindermantelfläche gebogen sind. Ein störender Einfluss kann ihnen höchstens für 
geringe Tiefen unter der Erdoberfläche zugestanden werden, für welche das Temperatur- 
gefälle ein bedeutendes ist. Diese Bemerkungen sollen natürlich eine noch immer 
ausstehende genauere Theorie des Schutzrohres nicht überflüssig machen. 
Die grössere Bequemlichkeit der Lamont’schen Methode soll nicht bestritten 
werden, aber für genaue wissenschaftliche Messungen dürfte gerade Bequemlichkeit 
nicht als oberstes Princip hingestellt werden — weist doch die ganze wissenschaft- 
liche moderne Messkunst den entgegengesetzten Weg. 
Die Thermometergefässe befinden sich bei der Lamont’schen Methode in 
einem relativ zum umgebenden Erdreich schlechten Wärme- und Temperatur-Leiter 
eingebettet, schon das Holzrohr und die Holzplatte der Lamont’schen Methode sind 
solche schlechten Leiter. Es scheint mehr als fraglich, ob Thermometer, welche in 
näherungsweise schon als Wärmeisolator zu bezeichnendem Material eingebettet sind, 
ein wahres Bild von der Temperaturverteilung des umliegenden Erdreichs liefern 
können. Wenn, wie das z. B. von Wild gethan ist**), den in Stearin gebetteten 
Tkermometergefässen gegenüber die Holzwandung der Lamontschen Bohre beiderseits 
durch Kupferplatten unterbrochen wird, so werden die hervorgehobenen Bedenken 
nur herabgesetzt, gänzlich beseitigt nicht. 
Der Kommissionsbericht des Meteorologen-Kongresses zu Wien 1873, nach 
dem unter Bezugnahme auf Versuche von C. Bruhns ,,die Lamont’sche Methode 
mit der Anwendung einer hölzernen Bohre zuverlässigere Besultate giebt, als die 
Thermometer mit langen Böhren, die über den Boden hinausreichen, weil bei letzteren 
der Einfluss der Metallfassung die Genauigkeit der Beduktion beeinträchtigt“***), hat 
*) Diese Schriften, Sitzungsberichte 1892, Seite [61]. 
**) Wild Repertorium für Meteorologie Bd. 6 1879 No. 4 S. 2. 
***) Bericht über die Verhandlungen des internationalen Meteorologen-Congresses zu Wien. 
Wien 1873. S. 62, 63. 
Schritten der Physihal.-ökonom. Gesellschaft. Jahrgang XXXIV. 8 
