2 
Prof. A. Cavasino 
[Memoria X1L] 
bile ricondurla al primiero stato ; invece il Direttore ha posto 
a mia disposizione uno stanzino del padiglione della Fotografìa 
Celeste, distante dal primitivo luogo d’ osservazione una trentina 
di metri circa; un locale molto adatto per questo genere di os- 
servazioni, non essendovi edifìzi alti vicino, e quindi l 1 aria vi è 
perfettamente libera da tutti i lati tino a grande distanza; e seb- 
bene i due punti dell’aria esplorati fossero situati ad altezze ben 
diverse dal suolo, pure lio constatato subito che le curve otte- 
nute erano quelle caratteristiche dell’ elettricità atmosferica. 
Gfli apparecchi da me adoperati sono quegli stessi ideati da 
Mascart , e che hanno funzionato egregiamente al Collegio di 
Francia, ed in Italia al Collegio Romano ed all’ Istituto Supe- 
riore di Firenze, cioè 1’ eguagliatore a caduta d’ acqua di Sir W. 
Thomson, 1’ elettrometro a quadranti Thomson-Mascart, e 1’ oro- 
logio registratore Duboscq. 
L’ eguagliatore di Thomson è un recipiente metallico appog- 
giato sopra piedi isolanti e munito in basso di un lungo tubo 
di efflusso, che traverso una piccola apertura praticata nel muro 
sporge fuori, a due o tre metri di altezza dal suolo, sgocciolando 
all’ aria libera un liquido conduttore, per esempio, 1’ acqua ordi- 
naria. Ogni goccia nell’istante in cui si forma, si carica d’ una 
determinata quantità di elettricità, eh’ essa trasporta con sè di- 
staccandosi, mentre che una quantità eguale d’ elettricità di no- 
me contrario si manifesta nel recipiente unito al tubo che ac- 
quista, in condizioni di equilibrio elettrico , il potenziale stesso 
del punto dell’ aria dove 1’ acqua si rompe in gocce , e per un 
filo metallico sottilissimo e ben isolato trasmette la carica allo 
ago dell’ elettrometro. 
In realtà l’eguaglianza di potenziale non è generalmente ot- 
tenuta, esercitandovi una grande influenza la velocità d’ efflusso 
dell’ acqua, la forma del getto, la capacità elettrica dei condut- 
tori in comunicazione coll’ elettrometro, e le condizioni d’ isola- 
mento delle varie parti dell’ apparecchio. Ritengo superfluo l’oc- 
cuparmi di questi particolari dopo lo splendido studio fattone 
