Svila radioattività di alcune terre 
3 
anzitutto non rigoroso il misurare la radioattività eoi decre- 
mento del potenziale in volt per ora, od in generale per uguali 
intervalli di tempo, giacche quando è piccola la capacità dell’e- 
lettroscopio, essa varia in modo non indifferente col grado di 
divergenza della fogliolina, ossia col potenziale. Infatti se anche 
si esperimenti partendo sempre con ogni sostanza da uno stesso 
valore iniziale per il potenziale, al variare della sostanza varian- 
do pure il potenziale tinaie risulta pure diversa la capacità tinaie 
dell’ elettroscopio, e i decrementi del potenziale cessano allora 
di essere proporzionali ai decrementi delle cariche. 
Stimai pertanto metodo migliore quello di esperimentare 
a decremento di potenziale costante e tempo variabile , anziché a 
tempo costante e potenziale di scarica variabile come hanno fatto 
sin qui tutti gli altri esperi mentatori ; misurai quindi i tempi 
necessairi perchè il potenziale discendesse da un costante e sem- 
pre uguale valore iniziale ad un altro pure costante e sempre 
uguale valore finale ; così il decremento del potenziale verifi- 
candosi sempre fra gli stessi limiti, la quantità di elettricità 
sottratta all’elettroscopio dalla sostanza attiva fu sempre in tutte 
le mie esperienze rigorosamente costante. 
L’elettroscopio di cui mi sono giovato è del tipo di quello 
dei sigg. Elster e Greitel , e fu costruito dal Dott. Giovanni 
Trovato. Esso consiste in una scatoletta cubica ( di lamiera di 
ottone sottile ) avente 5 cm. di lato, e due finestre di vetro su 
due facce opposte. Nell’ interno della scatoletta è fissato sul 
fondo un sottile cilindretto di dielettrina , su cui a guisa di 
cappello è fissato un ditalino di ottone, i cui bordi non toccano 
però il cilindretto di dielettrina per evitare l’inconveniente della 
carica di quest’ ultima. Sul ditalino è saldata un’ asticella di 
ottone con una fogliolina di alluminio che si muove in un piano 
parallelo a quello delle facce della scatoletta aventi le tìnestrine 
di vetro. L’ asticella di ottone è più lunga della fogliolina e 
sporge all’ infuori della scatoletta per un foro praticato nella 
faccia superiore e termina con un cilindretto cavo di ottone 
