Contributo allo studio della dispersione elettrica, nell'aria 
3 
fetta mente centrare in maniera da garantirne il perfetto isola- 
mento ed evitare nel contempo, a causa della sua piccolezza, le 
rapide comunicazioni dell 1 aria contenuta in CC con 1’ aria am- 
biente e di preservare così la fogliolina dai bruschi movimenti. 
Il cilindro FF mercè due attacchi a 
baionetta è congiunto con BB e con la piat- 
taforma circolare GG\ sostenuta da una pic- 
cola colonna N che termina inferiormente con 
un treppiedi munito di tre viti di livello. 
L’ elettroscopio è isolato per mezzo di 
un bastoncino di dielettrina d , la quale, pur 
essendo meno fragile dello zolfo, offre come 
questo un perfetto isolamento senza bisogno 
di far uso dei soliti essiccatori al sodio. La 
estremità inferiore dell 1 isolante è attaccata 
ad una campanellina c, e mediante tale di- 
sposizione suggerita dal Prof. Righi (1) ven- 
gono di molto attenuate, se non compieta- 
mente eliminate , le irregolarità dovute alla 
carica nell’ isolante. 
L’ elettroscopio consta di una stretta asticella alla quale è 
attaccata la sottile e bene scelta fogliolina d’alluminio e che 
inferiormente si prolunga in un gambo che sorregge il dischetto 
1) che fa da dispersore. 
Il cilindro FF non si adopera che quando 1’ apparecchio è 
in riposo ; durante le misure viene sostituito con un altro cilindro 
il quale porta tre larghe finestre, che permettono la libera cir- 
colazione dell’ aria in contatto col dispersore. 
Il filo 1 , ripiegato come mostra la figura e isolato da A i' 
mercè un cilindretto di dielettrina, permette di caricare l’elet- 
troscopio. Per risparmio di tempo la fogliolina si porta quasi 
alla posizione voluta toccando ripetutamente e delicatamente I> 
(1) N. C. T. IX, Ser. V, p. 53; 1905. 
