2 
Prof. G. P. Grimaldi e Doti. G. Accolla 
[Memoria XIV.] 
Per raggiungere il nostro scopo abbiamo dovuto costruire un apparecchio tale da per- 
mettere di misurare con sicurezza piccolissimi allungamenti ; di esso diamo qui appresso 
una descrizione particolareggiata. 
II 
Le disposizioni escogitate dai diversi sperimentatori per determinare con grande esat- 
tezza e sensibilità piccole variazioni di lunghezza sono principalmente fondate sul metodo 
delle frangie d’ interferenza di Fizeau, o su quello dello specchio girevole o a tre punte, 
(leva a riflessione di Cornu). 
Il primo metodo, al quale ricorse Nagaoka nei suoi numerosi e importanti lavori sulla 
magnetostrizione, come questo sperimentatore stesso fa osservare, (I) non si presta bene 
per misure rapide, quantunque le frangie d’ interferenza possano talvolta servire da micro- 
metro estremamente sensibile. 
In sua vece egli ha adottato il metodo dello specchio a tre punte con una disposi- 
zione ottica semplice e ingegnosa che permette di renderlo sensibilissimo con relativa fa- 
cilità. 
L’ apparecchio di Nagaoka fu impiegato alla misura delle variazioni di lunghezza di 
sbarre od ovoidi orizzontali; in seguito però Honda e Shimizu (2), per non parlare di altri, 
adoperarono un apparecchio il quale era fondato sullo stesso principio e che serviva per 
misurare variazioni di lunghezza su fili situati in direzione verticale. 
\J apparecchio (3) impiegato nelle nostre ricerche è anche fondato sullo stesso princi- 
pio, ma ne differisce molto nella disposizione sperimentale ; esso è rappresentato in gran- 
dezza due volte e mezzo più piccola del vero nella Fig. I della annessa tavola. È collocato 
in una stanza posta a tramontana e sostenuto, per mezzo di una sospensione a ginocchio, 
dalla robusta mensola M solidamente fissata a un muro maestro interno. 
Si compone di una parte fissa e di una parte mobile. La parte fissa è costituita dal 
telaio ABB' A nel quale le aste cilindriche AB e AB\ lunghe m. 1,50 ciascuna , sono 
di rame e le spranghette rettangolari AA e BB' di ottone come il resto dell’apparecchio. 
Alla spranga BB' sono avvitate le due colonne D, D' le quali sostengono la piatta- 
forma orizzontale EE ' e su questa si innalzano le tre colonnine uguali 0^, G', G" , che a 
sfregamento dolce passano attraverso tre ghiere fortemente avvitate alla piattaforma LE . 
Di queste ghiere due H ed H' sono visibili nel disegno, la terza rimane nascosta da altri 
pezzi. 
La piattaforma LE si appoggia contro i dadi F, V' spinta dalle due spirali d’ottone 
J, L che circondano due pilastrini fissati alla piattaforma EE . Per mezzo di questi due 
dadi la piattaforma LE può essere innalzata od abbassata con graride regolarità. 
La parte mobile dell’ apparecchio è sospesa per mezzo del filo da cimentare e si com- 
pone del telaio NOO' N' ; alla parte inferiore di esso è fissata a vite la colonnina Q che 
sostiene la piccola piattaforma P. t 
Per smorzare le eventuali oscillazioni del sistema i due cilindretti di ottone i?, E si 
fanno pescare in due tubi di vetro contenenti glicerina e debitamente fissati a muro. 
(1) Phil. Mag. Ser. V, voi. 37, pag. 131 (1894). 
(2) Phil. Mag. Ser. VI, voi. 4, pag. 341 (1902). 
(5) Questo apparecchio fu assai bene costruito dal meccanico A. Rubino di questo Istituto. 
