Influensa delle scariche oscillatorie e del magnetismo, ecc. 
3 
Lo specchietto piano S è montato verticalmente sopra una lastrina rettangolare di ot- 
tone, che porta tre punte acuminate di acciaio accuratamente costruite, delle quali due sono 
fissate per mezzo delle vitine a e c ; la terza, appena visibile nella figura, si può avvici- 
nare o allontanare dalla retta che congiunge le altre due a seconda della maggiore o mi- 
nore sensibilità che si vuole dare all’ apparecchio : questa punta si fissa mediante la viti- 
na b. 
Il piccolo dado a vite d serve a regolare il centro di gravità del pezzo in modo che 
esso rimanga in equilibrio sulle tre punte. 
La punta h appoggia sopra una lastrina di vetro fissata sulla piattaforma P; le punte 
a Q c appoggiano sopra il taglio di una scanalatura accuratamente incavata sulla piatta- 
forma LL! parallelamente ed a piccola distanza dal bordo anteriore. 
L’ estremità superiore del filo FF di cui si tratta di misurare le variazioni di lun- 
ghezza viene saldata in argento in un foro centrato praticato all' estremo inferiore di ottone 
dell’ asta cilindrica Z di zinco fissata per mezzo di una robusta vite di pressione alla 
ghiera Y ; 1’ estremità inferiore è congiunta mercè il tubicino di rame Y' pure con salda- 
tura in argento ad un grosso filo d’ ottone P. L’ estremità inferiore di f/ è poi opportu- 
namente fissata al pezzo NN'. 
Al sistema mobile dell’ apparecchio è sospeso per mezzo d’ un filo flessibile / un 
piattello metallico munito di smorzatori a glicerina, su cui si possono collocare dei pesi 
in modo da assoggettare il filo F su cui si esperimenta a carichi iniziali variabili a vo- 
lontà. 
Il filo /' prolungandosi inferiormente passa attraverso un foro centrale del piattello e 
porta due pesi di piombo Pi, P-i separati 1’ uno dall’ altro da due centimetri circa del me- 
desimo filo, esattamente centrati e pescanti in un bicchiere pieno di glicerina, il quale scor- 
revole in apposita ghiera, può essere abbassato od innalzato senza spostamenti laterali. 
Per ridurre al minimo 1’ adesione di P% sul fondo del bicchiere e di Pi sulla faccia 
superiore di P ^ , questi pesi riposano su tre punte fissate alla parte inferiore di ognuno di 
essi. Con tale espediente si raggiunge il risultato di far agire i pesi gradatamente, evitando 
così le scosse derivanti dalle brusche variazioni di carico. 
Avevamo immaginato dei congegni per sollevare delicatamente i pesi del bicchiere; ma 
r esperienza ci dimostrò che si possono evitare le scosse sollevando od abbassando deli- 
catamente a mano il bicchiere dentro la ghiera, senza ricorrere a disposizioni complicate. 
Perchè 1’ apparecchio dia risultati perfettamente regolari è necessario che il punto di 
sospensione del filo da cimentare e il centro del foro della lastra BB' stiano sopra la stessa 
verticale e che il bordo posteriore della piattaforma mobile P non tocchi la piattaforma 
fissa LL! pur essendone assai poco discosto. 
Tale condizione si otteneva senza eccessiva difficoltà regolando con cura le parti mo- 
bili dell’ apparecchio, dopo aver tolto al filo la torsione. 
Un po’ obliquamente davanti allo specchietto è collocato un collimatore da spettrosco- 
pio con la fenditura orizzontale nel cui centro è attaccato un filo sottilissimo di quarzo. 
Esso è illuminato dalla fiamma di una candela mantenuta in posizione costante. 
Il fascio di raggi paralleli che escono dalla lente del collimatore riflesso dallo spec- 
chietto viene raccolto da un cannocchiale munito di oculare micrometrico. 
Si ottiene così un’ immagine estremamente netta del filo di quarzo e nella parte cen- 
trale spicca una riga brillante e sottilissima che permette, quando l’apparecchio è ben re- 
