4 
Prof. G. P. Grimaldi e G. Accolla 
[Memoria XIV.] 
golato, di fare la puntata con un errore che difficilmente eccede una divisione del tam- 
buro del micrometro. 
Ili 
L’ apparecchio qui descritto era stato dapprima costruito per studiare le variazioni di 
lunghezza dei fili di nickel per magnetizzazione longitudinale e per tale scopo si fecero di 
rame le aste del telaio, di zinco 1’ asta cilindrica Z e il filo U di ottone, in modo da co- 
stituire un sistema approssimativamente compéhsato per la temperatura. 
In seguito r apparecchio fu adibito alla misura delle variazioni di lunghezza di fili di 
ferro soggetti a trazione. La compensazione in questo caso non era più esatta, nè si cercò 
di ottenerla, giacché si potè constatare che le variazioni lente di temperatura, quali quelle 
che si verificano normalmente in una stanza esposta a traaiontana, non impedivano di ot- 
tenere risultati attendibili. 
In prova di ciò riportiamo a titolo d’ esempio nella seguente tabella le variazioni di 
lunghezza subite da un filo di ferro ricotto (N. 1) misurate di 5 in 5 minuti al variare 
della temperatura ambiente, la quale, da 15®, 0 alle 14'', scese a 14®, 3 alle 17'‘ 5"'. 
ORA 
Accorciamento 
in ]). 
ORA 
Accorciamento 
in fj. 
ORA 
Accorciamento 
in iJL 
i 4 *> 5 “ 
0 
15» 
5 “ 
0, 55 
16» 
5 “ 
1,49 
» IO 
0, 12 
» 
IO 
0, 58 
» 
IO 
1, 56 
» 15 
0, 23 
» 
15 
0, 65 
» 
15 
1, 56 
.5 20 
0, 25 
» 
20 
0, 77 
» 
20 
1,69 
* 25 
0, 32 
» 
25 
0, 8 1 
» 
25 
1, 81 
* 30 
0, 37 
» 
30 
0,95 
» 
30 
1, 90 
» 35 
0, 30 
» 
35 
I, 04 
» 
35 
1, 97 
» 40 
0, 39 
» 
40 
I, 07 
S> 
40 
2, 07 
» 45 
0, 42 
45 
I, 09 
45 
2,09 
» 50 
0, 46 
» 
50 
I, 16 
» 
50 
2, 14 
» 55 
0, 49 
55 
1.25 
* 
55 
2, 20 
15 
0, 53 
16 
I, 30 
17 
2, 29 
» 
5 
2,43 
.Si desume dall’ esame delle cifre riportate che la maggiore variazione di lunghezza 
verificatasi in 5"^ era di [j. 0,19, mentre essa ordinariamente si aggirava intorno alla me- 
dia di |x 0,07. Quando le variazioni di lunghezza erano maggiori del valore medio sopra 
riportato o quando le vibrazioni del muro di sostegno dell’ apparecchio, dovute al passag- 
gio di carri nelle vie adiacenti all’ edifizio universitario o al muoversi d’ una persona in 
luoghi prossimi a quello dove si esperimentava^ impedivano di ottenere nelle misure risul- 
tati regolari, le osservazioni si rigettavano. 
11 riscaldamento prodotto da irradiazione sul filo avrebbe avuto influenza sensibile ; 
però questa causa perturbatrice venne eliminata mediante diaframmi di cartone d’ amianto 
opportunamente disposti. 
