8 
Prof. G. P. Grimaldi e Doti. G. Accolla 
[Memoria XIV. J 
cavano con uno spinterometro S a sfere di cm. 2 di diametro e con gli estremi P, P' del 
secondario di un rocchetto d’induzione da 15 cm. di scintilla. 
L’ interruttore del rocchetto richiese attenzione speciale, poiché per ottenere risultati 
concordanti era necessario che 1’ oscillatore funzionasse con molta regolarità. I migliori ri- 
sultati si ebbero con un interruttore a mercurio sotto alcool mosso da un motorino elettrico. 
Le sfere dello spinterometro venivano frequentemente ripulite con carta smerigliata 
finissima. 
Appena si faceva agire il rocchetto si osservava un allungamento del filo che è da 
attribuire al riscaldamento prodotto dall’isteresi magnetica e dalle correnti di Foucault. 
Ove si volesse ritenere quest’ ultimo effetto trascurabile nei fili sottili, come quello ci- 
mentato, r apparecchio potrebbe servire alla misura dell’ isteresi magnetica col metodo ter- 
mico in modo analogo a quanto hanno praticato diversi sperimentatori tra i quali Guye e 
Herzfeld (1). 
Nel nostro caso si trattava invece di eliminare una grave causa d’ errore. 
Una lunga serie di osservazioni ci dimostrò che adoperando fili sottili l’equilibrio ter- 
mico si raggiungeva abbastanza rapidamente e la lunghezza del filo rimaneva sensibilmente 
costante, a condizione che l’interruttore del rocchetto funzionasse con perfetta regolarità. 
Dopo molti tentativi riuscimmo a mantenere pressocchè invariato 1' effetto termico per 
il tempo necessario a compiere parecchi cicli; del resto era facile controllare le variazioni 
termiche tra un ciclo ed un altro, rigettando quelle osservazioni nelle quali si notavano 
differenze sensibili. 
Naturalmente prima di fare una serie di misure si regolava la distanza esplosiva dello 
spinterometro e la corrente del primario del rocchetto in modo che 1’ allungamento termico 
fosse di pochi ijl (2). 
A dimostrare la costanza dell’ effetto termico riporteremo qui appresso alcune misure 
eseguite col filo N. 1. In esse dopo aver lasciato il filo in riposo per un tempo sufficien- 
temente lungo col carico costante di 2021 gr. si misuravano alternativamente le variazioni 
di detta lunghezza in [j. a peso costante con o senza scariche dell’ oscillatore. 
I Serie 
( i numeri tra parentesi indicano T ordine delle misure ) 
sen\a scariche (i) o,o (3) 0,0 (5) 0,6 (6) 0,06 (8) 0,06 
con scariche (2) 4,28 (4) '4.36 (4) 4,36 (7) 4,36 (7) 4,36 
allungamento medio 4,31 
II Serie 
scariche (i) 0,0 (3) 0,16 (5) 0,32 
con scariche (2) 4,29 (4) 4,58 (4) 4,58 
allungamento medio 4,32 
(i) C. R. T. CXXXVI, pag. 957 (1903). 
(2) La costanza dell’ effetto termico è stata anche dimostrata da Guye e Herzfeld nelle citate ricerche. 
In esse i fili adoperati (dei quali il N. i aveva un diametro di cm. 0,037) etano sottomessi all’azione di un 
alternatore che dava da 100 a 1200 periodi al secondo e permetteva di ottenere un campo che variava da 
56,6 a 9,4 unità C. G. S. Gli Autori constatarono difatti che sotto 1 ’ azione delle magnetizzazioni alternative 
i fili si riscaldavano e assumevano quasi istantaneamente una nuova temperatura stazionaria. 
