Su un metodo per la misura delle piccole variazioni di resistenza ecc. 
3 
telefono, è, relativamente agli effetti disturbatori della polariz- 
zazione e della convezione , superiore a tutti i metodi i quali 
richiedono P impiego della corrente continua, giacché ne è com- 
pletamente esente. Esso d’ altro canto è inferiore a qualcuno di 
questi, in riguardo al grado di precisione che si può raggiungere, 
a causa dell’ impiego del telefono invece del galvanometro. 
Un metodo che consente un grado di precisione un po’ 
maggiore del precedente è quello di Wien, (1) il quale ne dif- 
ferisce per il solo fatto che al telefono ordinario è sostituito un 
telefono ottico, apparecchio di discreta sensibilità , ma di rego- 
lazione difficilissima. 
Un’ altra modificazione al metodo di Kohlrausch è quella 
di Eederico (2), la quale consiste nell’ impiego di un telefono 
differenziale ; questo apparecchio è di una certa utilità pratica 
nella misura delle resistenze liquide, ma non permette di rag- 
giungere che una precisione corrente. 
Il migliore dei metodi sinora escogitati sembra a mio cre- 
dere quello di Eitzpatrick (3), adoperato da diversi sperimenta- 
tori tra i quali Biyan (4) e Whetham (5). Esso consiste essen- 
zialmente nel limitare ai quattro lati del ponte la corrente al- 
ternata ottenuta da una pila per mezzo di uno speciale commu- 
tatore girante, e far passare nel galvanometro, mercè lo stesso 
apparecchio, le correnti di un certo senso, le quali, data la loro 
frequenza, si comportano quasi come una corrente continua. 
II. 
Nelle esperienze che sono oggetto del presente lavoro mi 
son servito del metodo di Eitzpatrick, però il commutatore girante 
(1) Wied. Ann. B. 42, s. 593; 1891. 
(2) N. C. T. VI, p. 161; 1897. 
(3) Brit. Assoc. Rep. p. 328; 1886. 
(4) Pii il. Mag. Ser. V, Voi. 45, p. 253 ; 1898. 
(5) Pliil. Trans. Voi. 193, p. 321; 1900. 
