6 
JJott. tì. Accolla 
[Memoria VI.] 
la corrente ; il reostata a corsoio T serve a regolare V intensità 
di questa e gl’ interruttori a inano lai a chiudere il circuito 
della pila e del galvano metro rispettivamente. 
Il galvanometro usato è del tipo Desprez-D 1 Arsonval, sen- 
sibilissimo e ad oscillazioni molto lente ; il suo circuito è ben 
isolato mercè pezzetti di paraffina. 
La misura d’ una resistenza liquida vien fatta in modo per- 
fettamente analogo a quello che si segue nella determinazione 
d 1 una resistenza metallica, adoperando a tal uopo un ponte de- 
cadico o qualunque altro ponte che si creda opportuno. Una 
speciale cura si deve avere però nella scelta degli elettrodi tra 
i quali ho trovati più convenienti quelli impolarizzabili di 
P aalzo w. 
Per assicurarmi del grado di precisione che consente il me- 
todo precedentemente descritto ho misurato la resistenza di va- 
rie soluzioni di elettroliti. 
Per una soluzione di solfato ferroso ho trovato il valore di 
ohm 881, 6, che si è mantenuto invariato sia invertendo il senso 
della corrente mercè il commutatore J/, sia facendo variare la 
sua frequenza da 12 a 75 alternazioni al secondo. 
Per la stessa resistenza misurata per mezzo del ponte di 
Kolilrausch ottenendo al telefono il silenzio per un tratto di 
quasi 2 mm. ho trovato il valore di ohm 892 (con un’ incertezza 
di circa 5 ohm) maggiore di una diecina di ohm del valore 
trovato precedentemente, fatto che, come è noto, ha luogo nelle 
debite proporzioni anche tutte le volte che si misura una resi- 
stenza metallica col ponte di Kolilrausch. 
Dalle cifre riportate si rileva la grande superiorità del pri- 
mo metodo sul secondo , però anche a quello si potrebbe fare 
F obbiezione che si fa a questo, poiché facendo uso d’ una cor- 
rente alternata è lecito supporre che si facciano sentire i disturbi 
periodici dell’ autoinduzione e della capacità elettrostatica e si 
misuri un’ impedenza anziché una resistenza ohmica. 
Ad accertarmi se tale obbiezione ha valore anche nel caso 
