«lllllllllllllllll!lll!lllliilllil!lil!l>4Hilllil|]:i!li!iiliililii!illlllllilll! Illllllll!llliil '.I;;.;|i.:'|||||||||||||||||||||||||||I|||||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i|!:iiiiii:iii!i|!!||||||||||||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
PARTE I. 
Studio deiristrumento 
Lo strumento Universale Ertel acloperato e a cannocchiale spezzato. 
11 cerchio azimutale, non reiteratore, e diviso sino ai 3', leggi'oile con 
nonio sino ai 6", e mediante due microscopi micrometrici sino al 1". II 
cerchio zenitale, non reiteratore, b diviso sino ai 15', leggibile con 
nonio sino al V, e mediante due microscopi micrometrici sino al 1". 
I detti due microscopi sono portati da un sostegno fisso all’ asse , e 
che porta la livella zenitale. 
Ecco le dimensioni principali dello istrumento : 
Diametro del cerchio azimutale 
» » zenitale 
Altezza sino ai cuscini 
Diametro dell’obbiettivo 
Distanza focale del cannocchiale 
Lunghezza tubo obbiettivo 
Lunghezza albero orizzontale fra i cuscinetti . . . . 
Diametro albero' orizzontale 
m /m 400 
» 250 
» 500 
» 50 
» 510 
» 230 
» 200 
» 25 
Lo strumento e provvisto di due oculari, con ingrandimento di 30 e 
di 40. Si adopero sempre il primo. 
II campo s’illumina da un estremo dell’albero orizzontale. Non dispo- 
nendo di lampadine elettriche, per non riscaldare lo strumento durante 
