54 
Instrumente zur Untersuchung des Wassers. 
Seite der schmiedeeisernen Trommelaxe ist ein Zahnrad angebracht, welches 
behufs Einwindens des Stahltaues mit dem Zahnrade einer Dampfwinde in 
Verbindung gebracht wird. An der andern Seite lasst sich eine Hand- 
kurbel einsetzen und befindet sich daselbst auch die Bremsvorrichtung. 
Das Tau muss beim Ablaufen und Einwinden gespannt gehalten werden; 
es wird iiber mehrere, besonders hierzu construirte Fussblocke geleitet und 
schliesslich durch einen Block genommen, welcher an einem Accumulator 
hangt, der an einer Gaft'el (Ladebaum) befestigt ist. Der Accumulator ist 
eine, aus dicken Kautschukplatten zusammengesetzte Saule. Diese Platten 
werden bei starkem Zuge am Accumulator zusammengedriAekt und dehnen 
sich vermoge ihrer Elasticitat wieder aus, sobald der Zug nachlasst. 
Der optische Densimeter von Herrn Professor Hilgard. 
Mit diesem Instrumente kann das specitische Gewicht des Seewassers 
bis auf 4 Decimalstellen, selbst wahrend heftiger Bewegung des Schiffes, 
genau bestimmt werden. Das Seewasser wird in ein Hohlprisma gegossen 
und das Licht einer Lampe, welche mit Alkohol, der etwas Kochsalz ent- 
halt, gefullt ist, von einem Collimator durch das Wasser nach dem Objectiv 
eines Fernrohrs geworfen. Mittelst einer, am letzteren befindlichen Mikro- 
metertrommel geschieht dann die Einstellung des durch das Fernrohr be- 
obachteten einfarbigen Lichtbildes. Die der Einstellung entsprechende Ab- 
lesung muss dann mit derjenigen Ablesung verglichen werden, welche man 
erhalt, wenn man statt des Seewassers destillirtes Wasser im Hohlprisma 
hat. Aus clieser Vergleichung ergiebt sich dann das specifische Gewicht 
des Seewassers. Es ist nicht nothwendig, die Ablesung, welche man aus 
der Beobachtung des Lichtes durch destillirtes Wasser erhalt, vor jeder 
Bestimmung des specifischen Gewichtes von Seewasser vorzunehmen, da 
alle Theile des Instrumentes so fest mit einander verbunden sind, dass sich 
ihre gegenseitige Stellung nicht leicht andern kann, doch muss es von Zeit 
zu Zeit geschehen, um sich zu vergewissern, dass die Ablesung bei destil- 
lirtem Wasser constant geblieben ist. Ehe man die Lampe anzLindet, muss 
man die Temperatur des zu priifenden Wassers durch Eintauchen eines 
Thermometers, welches dann wieder herausgenommen wird, ermitteln. 
