Hacke -Berlin. gj 
Der Limbus und Nonius sind von Elfenbein, der Korper des Instru- 
ments von Ebenholz. 
Chemische Wage. 
Dieselbe vertragt eine Belastung von i kg auf jeder Schale und giebt 
y 2 mg genau an. Der Balken spielt auf Karneol , die Gehange sind mit 
ebenen Karneolflachen versehen und die Schneiden aus Stahl. Die Ge- 
hange ruhen in einem UnterstLitzungsarm, welcher den Balken durch einen 
Keil arretirt. Der letztere wird durch eine Feinschraube, verbunden mit 
einem Schliissel in langsame Bewegung versetzt. Dreht man den Schliissel 
von rechts nach links, so wird der Unterstutzungsarm herunter gelassen, 
die Mittelaxe des Balkens stellt sich auf den Karneol und der Balken fangt 
an zu spielen. Die Bewegungsvorrichtung mittelst des Keiles ist so con- 
struirt, dass letzterer nur allmalich wirkt, damit bei starker Belastung die 
Schneiden des Balkens nicht durch heftige Bewegung abgestumpft werden. 
Die Wage hat statt der Scala am Stativ zwei correspondirende Scalen, 
welche an einem, mit dem Stativ verbundenen Arm angebracht sind und 
statt der Zunge zwei Stahlspitzen an den Enden des Wagebalkens. Jede 
Halfte des letzteren ist in 5 o Theile getheilt. Man liest also beim ersten 
Strich von der Mittelaxe mit Reitergewicht von i Centigramm genau 
0,2 Milligramm ab. Durch Halbiren kann aber die Angabe leicht auf 0,1 Milli- 
gramm gebracht werden. Die Schalen sind kupferplatinirt und haben an 
der untern Flache einen Haken, welcher das Anhangen einer zweiten 
Schale ausserhalb des Wagekastens zulasst, wenn Gefasse mit grosseren 
Wassermengen zur speciiischen Gewichtsbestimmung benutzl werden 
sollen. Zu diesem Zwecke ist der Wagekasten unterhalb der Schalen 
durchbohrt. Die Gehange der Schalen sind so eingerichtet, dass sich 
letztere vollstandig um ihre Aufhangungsaxe drehen lassen. Eine Reibung 
bei Belastung der Schale oder bei der Arretirung ist so gut wie aus- 
geschlossen. Die Schalen haben eine besondere Arretirung, welche durch 
einen besondern Schliissel bewirkt wird. Die Horizontalstellung des 
Kastens geschieht durch 3 Stellschrauben und mittelst der Dosenlibelle, 
welche an der Vorderseite des Stativs angebracht ist. Der Wage ist ein 
Gewichtsatz von i Kilogramm bis i Milligramm Inhalt beigegeben. Die 
Messinggewdchte sind vergoldet. Die Gewichte von i Gramm abwarts bis 
5 Milligramm sind von Platin, die ubrigen von Aluminium. Ferner gehort 
zur Wage ein Kasten, in welchem die zur Bestimmung des specihschen 
Gewichts gehorigen Gegenstande eingelegt sind. 
Von Herrn H. Hacke, Mechaniker in Berlin. 
Ein zehnzolliger Prismenkreis mit io" direkter Ablesung. 
Ein Sextant, Korper von Messing mit to" direkter Ablesung. 
