Reimann- Berlin. 
63 
Die Wage besteht aus einem Stativ S, dem an demselben verschieb- 
baren LagerstiAck L, welches zur Aufnahme des Wagebalken dient, und 
dem Wagebalken B. Die Scala M ist oben am Stativ angebracht. Der 
rechte Schenkel des Wagebalken ist durch Einschnitte in zehn gleiche 
Theile getheilt. Am linken Schenkel behndet sieh eine Schraubenmutter A, 
mittelst welcher die Wage adjustirt wird. 
Zu der Wage gehoren folgende Gegenstande: 
Ein Kasten K, in welchem dieselbe nebst Zubehor aufbewahrt und 
auf welchem das Stativ aufgeschraubt wird. 
Ein Glascylinder G zur Aufnahme der Flussigkeit, deren specifisches 
Gewicht bestimmt werden soli. Die Reitergewichte, namlich die Einheits- 
gewichte, jedes 5 Gramm wiegend, und die Ubrigen von o,5 — o,o5 und 
o,oo5 Gramm Gewicht. 
Der Thermometerkorper. Derselbe ist aus Glas und umschliesst ein 
Thermometer. Er wiegt 10 Gramm und verdrangt 5 Gramm destillirtes 
Wasser von i5°C. Temperatur. 
Das Adjustiren der Wage. Man hangt zunachst den Thermometer- 
korper an und bringt die Wage, falls sich die Zunge derselben nicht in 
die Mitte der Scala einstellt, durch Drehen an der Schraubenmutter A zum 
Einspielen. Hierauf hangt man eins der Einheitsgewichte zum Thermo- 
meterkorper und lasst den Thermometerkorper in destillirtes Wasser von 
i5°C. Temperatur soweit hinein, bis die Wage einspielt. Ist der Thermo- 
meterkorper gut adjustirt, so muss sich der oben an seiner Oese belestigte 
zusammengedrehte Platindraht unter dem Niveau des Wassers befinden. 
Man merkt sich nun den Punkt, bis zu welchem der Draht eintaucht, da 
bei alien specifischen Gewichtsbestimmungen das Eintauchen des Drahtes 
bis zu diesem Punkte und gleichzeitig stattfindendes Einspielen der Wage 
herbeigefuhrt werden muss. Bringt man an Stelle des benutzten Einheits- 
gewichtes das andere Einheitsgewicht, so muss die Wage ebenfalls ein- 
spielen und der Draht bis zum gemerkten Punkte eintauchen. Ist dies 
nicht der Fall, so ist das letztere Einheitsgewicht nicht richtig. Ebenso 
mlissen beide Einheitsgewichte zusammen, ohne den Thermometerkorper, 
das Einspielen der Wage bewirken. 
Gebrauch der Wage. Man stellt den Glascylinder mit der zu unter- 
suchenden Flussigkeit unter den Thermometerkorper und bewirkt durch 
Anhangen von Reitergewichten das Eintauchen des Drahtes bis zum ge- 
merkten Punkte. Ist das specifische Gewicht der Flussigkeit geringer als 
das des destillirten W r assers, so muss das beim Thermometerkorper 
hangende Einheitsgewicht nach links verschoben und event, durch Anhangen 
von einen oder mehreren kleineren Reitergewichten das Eintauchen des 
Drahtes bis zur Marke und gleichzeitige Einstellen der Zunge in die Mitte 
der Scala herbeigefuhrt werden. Die Reitergewichte in Verbindung mit 
